Аппаратная часть.


Аппаратная часть. Общие сведения.

В состав системы входит видеокамера на ПЗС-матрице, видеоконтроллер и кабель.

Видеокамера соединяется с видеоконтроллером многожильным кабелем, при этом

видеокамера не требует дополнительного источника питания.

Меры предосторожности. Соединение видеокамеры необходимо осуществлять при отключенном питание основного компьютера.

Ссылки:

Видеокамера

Видеоконтроллер

Установка видеоконтроллера.


ПЗС-матрица

Прибор с Зарядовой Связью. Набор светочувствительных элементов, составляющих чувствительную поверхность.


Видеокамера.

Характеристики видеокамеры:

1.	Чувствительный элемент	1/2"" ПЗС-матрица
2.	Количество рабочих элементов	741 Х  576
3.	Время накопления сигнала на ПЗС-матрице	до минуты и более
4.	Чувствительность при   светосиле объектива F1.2	0.25 Lux
5.	Чувствительность при выдержке 4 сек.	10e-3 Lux
6.	Гамма-коррекция	0.45 или 1
7.	Автоматическая регулировка усиления АРУ	от 4 до 32 db
8.	Габариты без объектива	42 Х 48 Х 95 мм

Видеокамера может работать в двух режимах. Обычный режим формирует изображение за 40 мс. Режим накопления позволяет многократно повысить чувствительность видеокамеры.

Видеокамера, в зависимости от поставки, может быть оснащена объективом с постоянным фокусным расстоянием 12-16 мм, либо трансфокатором.


Гамма-коррекция
Гамма-коррекция.

Нелинейное преобразование яркости. В режиме накопления не используется.


АРУ
АРУ.

Автоматическая регулировка усиления. Эта возможность усилить слабый сигнал и тем самым повысить чувствительность. В режиме накопления не используется.


Видеоконтроллер

Характеристики видеоконтроллера:

1.	Размер изображения	512 Х 512 точек
2.	Количество градации уровня серого	256
3.	Время ввода одного кадра	40 мс
4.	Аппаратный интерфейс	ISA 8 бит.

Видеоконтроллер устанавливается в свободный слот типа ISA любого IBM совместимого компьютера. С помощью видеоконтроллера происходит управление всеми режимами видеокамеры. Изображение в обычном режиме обновляется в памяти видеоконтроллера с периодом в 40 мс, а затем считывается в компьютер и интерпретируется на мониторе.  В режиме накопления период обновления устанавливается пользователем.


Установка видеоконтроллера.

Видеоконтроллер не использует технологию Plug-and-Play и имеет две фиксированные базы для рабочих адресов, которые выбираются перемычкой E1 (см.Рис.1) При установленной перемычке используются адреса 320-33F, а при снятой (при поставке) 300-31F.

Если необходимо поменять базовые адреса, то нужно сначала установить перемычку Е1, а затем в файле Biotest.iniв разделе [System] изменить соответствующий параметр BasePort.


Biotest.ini

Файл настроек программного обеспечения. Поставляется с системой.


Программная часть.


Инсталляция.


Регистрация.


Состав и возможности.


Biotest. Сценарий рботы.


BioTest. С чего начать.


Ввод изображений.

Описанная ниже последовательность действий, охватывает не все возможности программы, а только те, которые приводят к конечному результату, т.е. получению изображения электрофореграммы, ее специальной обработке и занесению информации в базу данных.

Последовательность действий с командами меню программы в дальнейшем будет обозначаться следующим образом, например:

[Изображение]+[Повернуть]+[На угол]

Эта запись демонстрирует последовательность выбора соответствующих команд меню для операции поворота изображения.

Ссылки:

Шаг первый. Настройка видеокамеры.

Шаг второй. Подбор оптимального режима.

Шаг третий. Сохранение изображения.

Предварительная обработка изображений.


Шаг первый. Настройка видеокамеры.

Чтобы убедится, в том, что видеокамера настроена правильно необходимо проверить фокусировку, диафрагму  и правильное позиционирование объекта. Для этого в качестве объекта можно использовать любой плоский предмет или гель, чтобы получить его изображение при обычном комнатном освещении.

1.Запустите программу BioTest в режиме "Работа с видеокамерой"

[Режим]+[Работа с видеокамерой]

Результат:

Заголовок основного окна: “Biotest - Видеокамера”

Появление черного окна с заголовком: “Видео [80]”

Появление панели с заголовком: “Управление видеокамерой”

2.На панеле управление видеокамерой выберите следующие опции:

• Обычный режим

• АРУ

3. Нажмите кнопку Цикл.

Результат:

В окне с заголовком: “Видео [80]”  изображение будет возобновляться с периодом 4 раза в секунду.

4. Установите диафрагму на видеокамере в максимально открытое состояние. Установите фокус.

5. Нажмите кнопку  Стоп.

Пояснения:

Если вы уверены, что видеокамера настроена, то этот шаг можно пропустить. Более того, если вы работаете только в режиме с видеокамерой, то запуск программы Biotest, будет всегда возвращать вас в этот режим с установленными до этого опциями управления.

Следующий шаг


Шаг второй. Подбор оптимального режима.

Предварительные условия:

Готовность трансиллюминатора, правильное позиционирование геля. (см. Шаг первый. Настройка видеокамеры)

1. На панеле управления видеокамерой выберите следующие опции:

• Накопление

Состояние опций АРУ и Гамма-коррекция не существенно.

2. Выберите необходимое время накопления в секундах на панеле управление видеокамерой.

3. Нажмите кнопку Пуск.

Результат:

Появление изображения электрофореграммы. Если четкость изображения недостаточна, установите большее время накопления и повторите п. 3. В режиме накопления индицируется  текущее время процесса на панеле управления видеокамерой.

Предыдущий шаг

Следующий шаг


Шаг третий. Сохранение изображения.

Если изображение получено, его надо сохраните в файле. Для этого выполните команды:

1. [Файл]+[Сохранить как]

Результат:

Появление панели с заголовком: Сохранение файла.

2.Нажмите кнопку Сохранить.

Результат:

В директории Pictures появится файл с именем 981023014141.jpg. Программа сама предлагает вам имя файла, которое будит всегда уникальным, так как зависит от года, месяца, дня, часа, минуты и секунды соответственно текущего времени. При этом вы можете самостоятельно выбрать другое имя  и тип файла.

Если необходимо ввести следующее изображение, повторите шаг второй

Если вы используете программу Biotest только  в режиме работы с видеокамерой, то после получения нужного количества изображений завершите работу командой:

[Файл]+[Выход].

В ином случае см. раздел  Предварительная обработка изображений.

Предыдущий шаг


BioTest. Продолжение работы.


Предварительная обработка изображений.

Предварительная обработка изображений при отлаженной работе не требуется и поэтому в большинстве случаев этот раздел можно пропустить. Все функции этого режима необходимы в основном при исследовательской работе. Единственная операция, которая может потребоваться - это поворот изображения на небольшой угол, так как точно съюстировать гель на стекле трансиллюминатора бывает иногда сложно.

Ссылки:

Шаг четвертый. Открытие файла.

Шаг пятый. Коррекция положения.

Шаг шестой. Сохранение файла.


Шаг четвертый. Открытие файла.

1.Выберите режим обработки изображений.

[Режим]+[Обработка изображений]

Результат:

Заголовок основного окна: Biotest - Обработка изображений

2. [Файл]+[Открыть]

Результат:

Появление панели с заголовком: “Открытие файла”

3. Выберите файл и нажмите кнопку Открыть.

Результат:

Появление панели с заголовком, соответствующим имени файла: 981023014141.jpg

Предыдущий шаг

Следующий шаг


Шаг пятый. Коррекция положения.

1.[Изображение]+[Повернуть]+[На угол]

Результат:

Появление панели с заголовком Повернуть.

2.Выберите угол и направление соответствующими опциями. Для того, чтобы результат поворота был точным,  можно сделать несколько итераций, выбирая каждый раз угол, направление и нажимая кнопку Посмотреть. При этом угол будет отсчитываться каждый раз от первоначального положения. Качество результирующего изображения будет грубым, но при этом время преобразования будет минимальным.

3.После подбора нужного угла нажмите кнопку ОК. При этом качество изображения будет максимально возможным, а время преобразования будет индицироваться на Статусной линии.

Предыдущий шаг

Следующий шаг


Шаг шестой. Сохранение файла.

Необходимо сохранить скорректированное изображение прежде, чем перейти в следующий режим для вычисления специальных характеристик электрофореграммы. Если вы, не сохраняя файл, будите работать в спецрежиме с откорректированным изображением, то полученные результаты не будут связаны с файлом источником, который был открыт. (см. Шаг четвертый. Открытие файла.) Для этого выполните команды:

[Файл]+[Сохранить].

Предыдущий шаг


BioTest. Завершение работы.


Спецрежим. Ввод данных в базу.

На этом этапе полученные изображения электрофореграмм обрабатываются с целью получения количественной информации по каждой пробе. В базу данных кроме этого заносятся все необходимые знчения об инфекции, о поставщике и о пациенте.

Ссылки: