Содержание

Введение

Система меню

Хроматограмма

Метод

Клавиатура и мышь

Очереди

Пакеты хроматограмм

Как выполнить...

Запуск хроматограммы 	(Информация для начинающих)


Введение

Общая информация

Установка и удаление программы

Основные компоненты системы


Общая информация

Коротко об ООО "Амперсенд"

О программе МультиХром

Принципы работы системы

Демонстрационный режим

Требования к компьютеру


Установка и удаление программы

Установка

Удаление


Установка программы

Установка программы производится в соответствии с рекомендациями, данными в "Руководстве пользователя".

По умолчанию программа устанавливается в каталог c:\mlcw15, хотя может быть выбран и любой другой. Кроме того, в рабочем каталоге по умолчанию будут созданы следующие папки:

Data

Каталог для хранения хроматограмм (*.chw) и пакетов хроматограмм (*.bar). После установки  здесь хранится несколько файлов с примерами хроматограмм. Название каталога изменяется в диалоговом окне Настройка метода / Обработка.

Methods

Каталог для хранения методов (*.mtw) и очередей (*.que).

Reports

Каталог для хранения файлов текстов отчетов (*.*) и рисунков хроматограмм (*.wmf). Название каталога изменяется в диалоговом окне "Опции отчета".

Пользователь может использовать произвольные каталоги для хранения хроматограмм, методов или отчетов. Полные имена этих каталогов хранятся в методе и хроматограмме.


Хроматограмма

Хроматограмма - это данные, представляющие зависимость сигнала детектора от времени. Графическое изображение хроматограммы выводится в окне хроматограммы.

Все данные, полученные во время одного хроматографического измерения, вместе с сопутствующей информацией по их получению и обработке (т.е. методом сбора и обработки данных, или просто методом), хранятся в едином файле хроматограммы. Имя файла хроматограммы создается автоматически на основе даты и времени начала сбора хроматографических данных и имеет расширение *.CHW. Работа с файлами хроматограмм осуществляется через меню Файл.

По умолчанию хроматограммы хранятся в директории .\DATA. Название каталога изменяется в диалоговом окне Настройка метода / Обработка.

Типы хроматограмм:

обычные хроматограммы

градуировочные хроматограммы

многоканальные хроматограммы


Хроматограмма: обычная
Обычные хроматограммы

Обычные хроматограммы используются для расчета неизвестных концентраций анализируемых проб. Для обычных хроматограмм параметр «Градуировочная точка» равен нулю.


Хроматограмма: градуировочная
Градуировочные хроматограммы

Градуировочные хроматограммы - это хроматограммы градуировочных смесей известного состава, с известными концентрациями. Параметр «Градуировочная точка» для таких хроматограмм отличен от нуля. Градуировочные хроматограммы используются для проведения градуировки системы.


Удаление программы

При установке программы "МультиХром" создается специальная запись, дающая возможность полностью удалить все установленные файлы.

Для удаления программы:

Откройте "Контрольную панель" <Старт> / Установки / Контрольная панель ( <Start> / Settings / Control panel в англоязычной версии).

Откройте диалоговое окно Установка/Удаление программ (Add/Remove programs).

Выберите МультиХром для Windows 1.5x в списке программ и щелкните по кнопке <Добавить/Удалить> (<Add/remove>). Все установленные файлы и папки будут удалены. Все файлы данных, появившиеся позднее, после инсталляции, будут сохранены.


Хроматограмма (обзор)

Определение хроматограммы

Вид хроматограммы

Редактор пиков

Пересчет пакетов хроматограмм

Как напечатать отчет

Работа с файлами хроматограмм


Метод (обзор)

Определение метода

Операции с файлами методов

Структура метода


Операции с файлами методов

Открыть метод

Сохранить метод


Работа с файлами хроматограмм

Как открыть хроматограмму

Как сохранить хроматограмму

Как копировать, удалять, перемещать хроматограммы


МультиХром

"МУЛЬТИХРОМ"  - это хорошо известный и широко используемый на территории бывшего СССР программный продукт, созданный  АО "АМПЕРСЕНД". Англоязычная версия программы вышла на международный рынок (под маркой различных  западных фирм-производителей оборудования).

Программное обеспечение  «МультиХром» решает комплекс общих задач по приему и обработке хроматографических данных: аналого-цифровое преобразование, фильтрацию шумов, интегрирование, качественный и количественный анализ компонентов анализируемой смеси. Система обеспечивает также пакетную обработку хроматограмм (работа с очередями), контроль целостности данных, использование пароля и другие возможности. Проведение анализа и оформление отчета производится  в соответствии с международными стандартами Хорошей Лабораторной Практики (GLP, Good Laboratory Practice), требованиями Европейской Фармакопеи и Фармакопеи США.

Отличительной особенностью комплекса «МультиХром» является возможность получения и обработки многоканальных хроматограмм.

Настоящая версия «МультиХром для Windows» 1.5Х является  полностью 32-х разрядным приложением, оптимизированным для работы в операционной среде Windows 95,  Windows 98 или Windows NT, что существенно повышает отказоустойчивость и надежность системы, особенно в многозадачном режиме (при работе с несколькими приложениями одновременно). Обеспечивается совместимость данных ("снизу вверх") с предыдущими версиями программы.

Особенности и основные отличия данной версии:

Новые процедуры обработки пакетов хроматограмм и работы с  очередями

Усовершенствованный интерфейс c пользователем.

Полная поддержка длинных имен названий методов и директорий.

Визуальный контроль базовой линии до начала запуска хроматограммы.


АМПЕРСЕНД
Коротко об АО "АМПЕРСЕНД"

"АМПЕРСЕНД" (название значка '&') - это имя Российской частной фирмы, основанной в 1988 году рядом ведущих институтов Академии наук СССР и специализирующейся на создании систем приема и обработки хроматографических данных на базе ПК.  Несмотря на экономические трудности в России, АО "АМПЕРСЕНД" постоянно расширяет свое поле деятельности. В настоящий момент  наша система "МультиХром" лидирует на Российском рынке систем автоматизации хроматографических процессов (к концу 1999 года установлено более тысячи систем, принимающих данные с более чем 2000 хроматографов). Англоязычная версия программы вышла на международный рынок (под маркой различных  западных фирм-производителей оборудования).

Наш почтовый адрес: 	123060 Москва   а/я 80   АО "Амперсенд";

Генеральный директор
АО «Амперсенд»  	Каламбет Юрий Анатольевич

телефон / факс: 	(095)196-18-57;

E-mail: 	amper.amper@relcom.ru

Интернет-сайт:	http://www.ampersand.ru


Принципы работы системы

Система сбора и обработки хроматографических данных "МультиХром" состоит из аппаратной части и программного обеспечения для IBM PC/AT-совместимого компьютера.

Аппаратная часть служит для аналого-цифрового преобразования входных данных.

Программное обеспечение решает следующие задачи:
прием данных от АЦП или другого прибора,
фильтрация шумов,
интегрирование,
идентификация пиков,
градуировка и расчет концентраций,
формирование отчета,

Все это сочетается с расширенными возможностями обработки, включая работу с сериями хроматограмм (очередями).

Большим преимуществом системы является возможность приема и обработки многоканальных хроматограмм, в том числе с использованием факторного спектрального анализа.


Демонстрационный режим

Программа запускается в демонстрационном режиме, если не установлен специальный электронный ключ в любой из принтерных портов компьютера. Данный режим не позволяет принимать данные от АЦП или хроматографа. Все остальные функции программы, связанные с обработкой полученных ранее данных, работают без ограничений.

Чтобы определить, в каком режиме работает программа, небходимо вызвать диалоговое окно "О программе".


Требования к компьютеру

Программное обеспечение "МультиХром для Windows" не требовательно к системным ресурсам. Минимальная конфигурация компьютера определяется используемой операционной средой Windows, а также необходимостью одновременной работы с другими программами. Для установки программы и комфортной работы рекомендуется следующая минимальная конфигурация компьютера:

х86-совместимый процессор класса не ниже Pentium-100

Операционная система Windows 95, Windows 98, Windows 2000 или Windows NT

16 Мб оперативной памяти (32 Мб для Windows NT и Windows 2000)

Не менее 4 Мб свободного места на жестком диске (только для инсталляции)

Не менее 50 Мб свободного места на жестком диске для хранения данных

1.44 Мб накопитель на флоппи дискетах

SVGA графический адаптер (рекомендуется разрешение 600х800 или выше)

Принтерный порт

Свободный RS-232 порт (для подключения внешнего АЦП) или свободный ISA-разъем на материнской плате (для подключения платы АЦП)

Мышь или другое подобное устройство

Принтер (любой Windows-совместимый)


Компоненты системы
Основные компоненты системы

Главное окно программы

Окно хроматограммы

Главное меню

Пиктографическое меню

Диалоговые окна

Типы файлов

Клавиатура и мышь


Главное окно программы
Элементы главного окна программы

Программа "МультиХром" в операционной среде Windows существует в виде главного окна.

Элементами главного окна программы являются:

Заголовок	самая верхняя линейка окна, содержит эмблему и название программы, а также стандартные системные кнопки [image] (<Свернуть>, <Развернуть> и <Закрыть>, соответственно).

Главное меню	ниспадающее меню, дающее доступ ко всем функциям системы.

Пиктографическое меню
линейка, содержащая пиктограммы наиболее часто используемых операций. Если установить указатель мышки на выбранной иконке, в статусной строке главного окна появится краткая подсказка.

Статусная строка	состоит из двух полей:

Подсказка 	содержит подсказку-сообщение по текущей операции

Пользователь	имя текущего пользователя

Рабочая область	вся остальная часть главного окна. Может содержать одно или несколько открытых или свернутых окон хроматограмм


Пиктографическое меню

Пиктографическое меню служит для организации удобного и быстрого доступа к наиболее часто используемым операциям и функциям. Все операции пиктографического меню относятся, как правило, только к текущей хроматограмме, хотя некоторые операции применяются ко всем открытым хроматограммам.

Открыть хроматограмму

Сохранить хроматограмму

Открыть последний пакет

Настроить отчет

Просмотреть отчет

Печатать отчет

Открыть и запустить метод

Приостановить хроматограмму

Закончить хроматограмму

Перезапустить метод

Внешний старт

Паспорт

Установки метода

Параметры интегрирования

Таблица компонентов

Каскадное расположение окон

Вертикальная мозаика

Горизонтальная мозаика

Вид

Редактор пиков

Показать всё

Справка

Блокировать систему


Диалоговые окна

Диалоговые окна используются для ввода и редактирования данных и параметров, они могут служить также для получения от пользователя ответов типа да/нет. Часто диалоговые окна имеют сложную структуру в виде набора диалоговых листов с закладками. Можно быстро переходить с одного листа на другой, щелкая мышкой по закладкам с названиями листов. В верхней строке каждого диалогового окна имеется его заголовок (название).

Поля, доступные для редактирования, выделены белым цветом. Для редактирования щелкните в нужном месте мышкой или используйте [Tab]  или  [Shift]+[Tab] для перехода к следующему (предыдущему) полю. Основными элементами диалогового окна могут быть текстовые, числовые и списочные поля, флажки и переключатели.

Текстовые поля 	допускают ввод произвольного текста и являются описательными.

Числовые поля 	допускают ввод только чисел. Для принятия введенных значений не требуется нажатия клавиши  [Enter], можно просто переходить к следующему полю.

Списочные поля 	могут принимать только допустимые значения.
Щелкните по кнопке [image] и выберите требуемое значение из списка.

 Флажки 	могут принимать только два значения: включено и выключено. Флажки отмечаются серыми или белыми квадратами [image]. Каждый такой флажок устанавливается независимо от состояния других флажков. Щелкните мышкой по значку, чтобы изменить значение на противоположное. Если флажок установлен, в квадрате появляется галочка [image].

 Переключатели 	позволяют выбрать только один из приведенных вариантов. Выбранный вариант отмечается значком [image].

Диалоговое окно может содержать также несколько командных кнопок, расположенных в нижней или правой части окна. При нажатии на такую кнопку будет выполнена соответствующая операция. В диалоговом окне могут быть и кнопки, открывающие другие диалоговые окна. Наиболее часто встречаются следующие кнопки:

принимает все сделанные изменения. То же самое происходит при нажатии клавиши [Enter]

отменяет все сделанные изменения. Можно также закрыть окно, щелкнув мышкой по кнопке [image] в его правом верхнем углу или нажав [Esc].

сохраняет все изменения без выхода из диалогового окна

вызов контекстно-чувствительной подсказки. Можно также нажать [F1]


Заголовок диалогового окна


Текстовые поля допускают ввод произвольного текста и являются описательными.


Числовые поля допускают ввод только чисел. Для принятия введенных значений не требуется нажатия клавиши  [Enter], можно просто перейти к следующему полю.


Списочные поля  могут принимать только допустимые значения.
Щелкните по кнопке [image] и выберите требуемое значение из списка.


Переключатели позволяют выбрать только один из приведенных вариантов. Выбранный вариант отмечается точкой


Кнопка <ОК> принимает все сделанные в диалоговом окне изменения и закрывает окно. То же самое происходит при нажатии клавиши [Enter]


Кнопка <Cancel> (<Отмена> в русскоязычной версии Windows) отменяет все сделанные изменения и закрывает окно. То же самое происходит при щелчке мышкой по кнопке [image] в его правом верхнем углу или нажатии клавиши [Esc].


Кнопка <Apply> (<Применить> в русскоязычной версии Windows) принимает все изменения без выхода из диалогового окна.


Кнопка <Help> (<Справка> в русскоязычной версии Windows) вызывает контекстно-чувствительную подсказку. Можно также нажать [F1]. Комбинация [Shift]+[F1] вызывает оглавление справочной системы.


Типы файлов

Программное обеспечение "МультиХром" версия 1.5х работает со следующими типами файлов:

*.bar	пакетные файлы (двоичный формат)
Содержат информацию о пакете хроматограмм и методе его пересчета. Файлы записываются в тот же каталог, где хранятся обрабатываемые хроматограммы (по умолчанию - в каталоге Data).

*.cal	временные файлы градуировки (двоичный формат)
Служат для переноса градуировочных данных между методами и (или) хроматограммами с помощью опций
Метод / Градуировка / Импортировать градуировку и
Метод / Градуировка / Экспортировать градуировку.
Записывается в папку Methods.

*.chw	Файл хроматограммы (двоичный формат)
Содержит хроматографические данные, а также конфигурацию системы сбора данных и метод обработки данных (метод).
По умолчанию записывается в папку Data, хотя может использоваться любая директория. Каталог хроматограмм можно установить в диалоговом окне Метод / Установки метода / Обработка

*.mtw	Файл метода (двоичный формат)
Содержит метод сбора и обработки данных.
Хранится по умолчанию в каталоге Methods.

*.que	Файл очереди file (двоичный формат)
Содержит конфигурацию очереди.
По умолчанию хранится в каталоге Methods.

*.rtt	Шаблон отчета (ASCII файл).
Хранится в папке программ (mlcw15 по умолчанию).

*.dew	Файлы интерфейса (ASCII file)
Содержат драйверы АЦП.
По умолчанию хранятся в программ (mlcw15).

*.wmf	Рисунок хроматограммы в формате *.wmf (Windows метафайл). Записывется параллельно файлу отчета, если одновременно выбран раздел отчета «График».
Используется для экспорт рисунка хроматограмы в другие приложения.

При записи отчета в файл может использоваться любое расширение.


Аналого-цифровое преобразование

Как правило, в процессе хроматографического анализа на выходе детектора имеется аналоговый сигнал, который не может быть принят компьютером непосредственно. Для  преобразования и передачи этого сигнала в компьютер используется специальное устройство - аналого-цифровой преобразователь (АЦП).  Многие современные детекторы и хроматографы имеют встроенные АЦП и присоединяются непосредственно к компьютеру цифровым кабелем.

К одному компьютеру может быть подключено несколько АЦП одновременно.  Прием данных от АЦП или других приборов осуществляется программой через соответствующие порты ввода-вывода компьютера.

В свою очередь, каждый АЦП может принимать данные от нескольких хроматографов по нескольким своим каналам (входам). Большинство АЦП имеют от 2 до 16  входов. При этом программное обеспечение "МультиХром" способно работать со всеми используемыми каналами, одновременно и независимо друг от друга.

В настоящее время с программой "МультиХром для Windows" могут поставляться следующие типы АЦП в виде вставных плат для IBM PC/AT-совместимого компьютера:

АЦП L241;

АЦП ЛА-И24;

Поддерживаются также выносные блоки АЦП:

АЦП МультиХром ADC7710RS;

АЦП МультиХром-1.

АЦП E-24

См. также: Принципы работы системы


Прием данных

Программа "МультиХром" версии 1.5х может получать данные от  АЦП  или других приборов, а также передавать из компьютера, через восемь портов ввода-вывода: COM1, COM2, COM3, COM4, Плата1,  Плата2, Плата3, Плата4.  Первые четыре - это стандартные серийные порты IBM-совместимого компьютера. Четыре последних обеспечивают доступ  максимум к четырем платам АЦП (или другим интерфейсным платам), установленным в компьютере. Каждый прибор использует свой порт. При использовании специальных плат расширения или USB-COM конвертеров вместо портов Плата1 - Плата4 могут использоваться дополнительные серийные СОМ4 - СОМ8

Конфигурацию АЦП можно определить через опцию  Настройка АЦП>> из диалогового окна Настройка/Интерфейсы.

Каждый АЦП, в свою очередь, может принимать данные по нескольким каналам (входам), от нескольких хроматографов, хотя передает эти данные в компьютер через единственный свой порт ввода-вывода. Обычно  АЦП имеют от 2 до 16 каналов и программа "МультиХром" позволяет работать со всеми каналами  одновременно и независимо друг от друга.  Параметры процесса приема данных задаются через  бланк Параметры сбора данных  в меню  Метод.

См. также: Принципы работы системы

Многоканальные хроматограммы:

Несколько любых каналов одного или различных АЦП могут быть объединены в одну  многоканальную хроматограмму.


Интерфейс

Интерфейс - это способ, которым АЦП или другой прибор соединен с компьютером (прежде всего, порт ввода-вывода компьютера, используемый для соединения), а также соответствующие протоколы обмена данными между прибором, компьютером  и программой «МультиХром».

Программа "МультиХром" позволяет принимать данные от АЦП или других приборов через восемь портов ввода-вывода: COM1, COM2, COM3, COM4, Плата1, Плата2, Плата3, Плата4. Первые четыре - это стандартные серийные порты IBM-совместимого компьютера. Четыре последних обеспечивают доступ к максимум четырем платам АЦП (или другим интерфейсным платам), установленным в компьютер, или к портам СОМ5-СОМ8 в случае наличия специальных плат расширения или USB-COM конвертеров. Порты могут  использоваться как для приема данных в компьютер от внешнего прибора, так и для обратной пересылки из компьютера во внешний прибор (используется для управления блоками хроматографа).

Каждый такой источник или приемник данных, называемый "Прибор", использует свой порт для передачи данных. Прибором может быть АЦП, хроматограф, детектор, насос или любой другой блок, имеющий собственный последовательный интерфейс типа RS-232 для общения с  компьютером.

Вся базовая информация по интерфейсам с приборами  хранится в специальных файлах, имеющих расширение «*.DEW». Каждый тип прибора имеет свой интерфейсный файл. Загрузив с диска правильный файл устройства, Вы сконфигурируете свою систему.

Диалоговое окно "Интерфейсы" вызывается  из меню Настройка и дает возможность установить конфигурацию аппаратной части системы приема данных в соответствии с имеющимся оборудованием.

Конфигурирование системы должен проводить только квалифицированный персонал во время установки или переустановки программного обеспечения. Рекомендуется не изменять параметры в этом бланке.

Кнопки:

Настройка  >>	открывает соответствующее диалоговое окно для установки параметров АЦП и выбора портов ввода-вывода

<Прочитать>	считывает  драйвер  Прибора с диска (файл *.DEW)

<Записать как>	записывает драйвер Прибора на диск. Позволяет пользователю создавать свои собственные файлы конфигурации оборудования.

<Удалить АЦП>	стирает информацию о Приборе, подключенном к выбранному порту ввода-вывода


Настройка на АЦП

Параметры  этого диалогового окна  контролируют процесс сбора данных ,  их изменение разрешено только персоналу с  уровнем доступа Администратора системы. Эти параметры хранятся в специальных файлах конфигурации и большинство из них недоступно пользователю для редактирования.

Устройство	название АЦП. Имя АЦП появляется при запуске хроматограммы в паспорте в поле «Детектор». Произвольно редактируется пользователем.

Протокол	протокол обмена между АЦП, компьютером и программой «МультиХром». Не редактируется.

Тип	тип порта ввода-вывода компьютера (RS232C или Плата) для приема данных от АЦП. Не редактируется.

Базовый адрес	базовый адрес порта ввода-вывода компьютера. В случае конфликтов с другими устройствами можно изменить базовый адрес порта, при этом должны переставляться перемычки на плате АЦП ( используется только для плат АЦП).

Диапазон	не используется

Режим измерения	(одновременный, мультиплексный, сканер). Не редактируется.

Число каналов	общее число аналоговых входов данного АЦП. Зависит от типа АЦП.
Не требует редактирования.

Время преобр.	максимальное время преобразования (сек.).

Размер буфера	размер буфера данных (байт). По умолчанию 30000 байт.

Подгонка времени	данная опция позволяет определить величину интервала времени между точками измерения для приборов, выдающих результаты с различным периодом. При этом используется программная эмуляция таймера компьютера. Рекомендуется установка опции для большинства АЦП.

Сканер 	параметры, устанавливаемые для некоторых типов спектральных сканирующих детекторов или детекторов с диодной матрицей.

от:

шаг:

Таблица каналов_tableТаблица «Параметры каналов» описывает параметры отдельных аналоговых входов АЦП и служит для индивидуальной настройки на подключенный к каждому каналу АЦП детектор.

В программе «МультиХром» доступ к таблице каналов возможен в двух местах: при конфигурации интерфейса (Настройка / Интерфейсы / Настройка>>) и при настройке метода (через меню Метод / Настройка метода / Каналы). Первый способ дает доступ ко всем параметрам таблицы каналов и является глобальным, сделанные установки будут использованы для всех последующих хроматограмм и методов при их перезапуске. Второй способ - локальный, сделанные установки действуют только внутри данной хроматограммы. При перезапуске метода будет взята конфигурация из таблицы каналов интерфейса.

«Вкл./выкл. Канал»	эта кнопка позволяет включить или выключить любой канал АЦП. Незадействованные каналы АЦП можно выключить, чтобы случайно не использовать его для сбора данных.

«Порт»	данная кнопка вызывает диалоговое окно
«Параметры COM-порта»

«Частота...»	в зависимости от типа Прибора, данная кнопка вызывает соответствующее диалоговое окно для настройки:
«Установки АЦП»


Установки COM портов
Параметры COM порта

Диалоговое окно «Параметры СОМ-порта» действует для выносных блоков АЦП или внешних Приборов.

Скорость, бод	скорость передачи данных блоком АЦП в компьютер, в бодах. (Значение по умолчанию - 9600 бод). Не требует редактирования.

Данные, бит	число бит представления данных (по умолчанию равно 8). Не требует редактирования

Четность 	контроль четности (по умолчанию - Нет). Не требует редактирования.

Стоп. битов 	число стоповых битов (по умолчанию равно 1). Не требует редактирования

Вход. (выход.) очередь	размер входного (выходного) буфера данных, в байтах
(значение по умолчанию - 30000). Не требует редактирования.


Установки платы АЦП
Установки АЦП

Каждому каналу на плате АЦП соответствует одна специализированная микросхема АЦП, позволяющая установить собственную частоту сбора данных и усиление.

Chip	номер микросхемы

Frequency (частота)	установка максимальной частоты сбора данных по каждому каналу (10, 50 или 60 Гц)

Period (период)	периодичность оцифровки данных, вычисляется автоматически из установленной частоты сбора данных.

Gain (усиление)	коэффициент усиления входного усилителя АЦП (1 - 128), значение по умолчанию равно 1.


Система меню

Главное меню

Пиктографическое меню

Меню редактора очередей: режим редактирования

Меню редактора очередей:режим исполнения

Меню редактора пакетов файлов

Меню редактора пиков

Меню окна градуировочной зависимости


Очереди: обзор
Очереди

Что такое очереди

Работа с файлами очередей

Редактор очередей: режим редактирования

Редактор очередей: режим исполнения

Таблица очереди


Очередь: файловые операции
Очереди: файловые операции

Открытие очередей

Сохранение очередей


Очередь:открытие файла
Открытие очередей

Файлы очереди открываются в основной программе через опцию Файл/Открыть/Очередь.

Для открытия уже существующих файлов просто выберите требуемый файл и нажмите «Открыть». По умолчанию файлы очередей хранятся в директрии «METHODS».

Чтобы создать новую очередь, введите новое имя файла и нажмите «Открыть».

После открытия появится окно редактора очередей, содержащее таблицу очереди.


Очереди:сохранение
Сохранение очередей

Очередь может быть сохранена на диске, используя опции Редактора очередей. При этом можно использовать как пиктографическое, так и текстовое меню:

Файл/Сохранить	сохранение очереди без закрытия редактора очередей.

 	Файл/Сохранить и выйти	сохранение очереди и выход из редактора очередей.

Файл/Сохранить как	сохранение очереди под новым именем
(данная опция доступна только если Редактор очередей запущен как отдельное приложение)


Пакет хроматограмм: общее
Пакеты хроматограмм

Что такое пакет хроматограмм

Создание пакета хроматограмм

Работа с файлами пакетов

Редактор пакета хроматограмм


Редактор очередей

Редактор очередей является отдельной программой «Quebar.exe», входящей в пакет "МультиХром 1.5х", предназначенной для автоматизации процесса получения или повторной обработки серии хроматограмм.

Для получения новых хроматограмм формируются очереди последовательно запускаемых методов, а для всех видов обработки ранее полученных данных - пакеты хроматограмм.

Редактор очередей запускается из программы "МультиХром 1.5х" при открытии файла очереди, а также при редактировании таблицы пакета в режиме пакетного пересчета хроматограмм. Возможен также автономный запуск программы при задании специальных параметров в командной строке (ключей «/b» и «/q»,.соответственно).

Очереди и пакеты представляются в виде таблиц, включающих в себя список методов (или хроматограмм), а также некоторые дополнительные параметры и данные.

См.также:

Редактор очередей: режим редактирования

Редактор очередей: исполнение очереди

Пакетный пересчет: Редактор пакета хроматограм


Редактор очередей: редактирование таблицы очереди
Редактор очередей: режим редактирования

В режиме редактирования таблицы очереди активны следующие пункты меню:

Меню Файл	файловые операции

Меню Редактор	операции редактирования таблицы очереди.
Меню доступно в режиме редактирования очереди или пакета хроматограмм.

Меню Управление	функции управления очередью.
Меню доступно только в режиме исполнения очереди.

Меню Настройки	общие настройки Редактора очередей
Меню доступно в режиме редактирования и исполнения очереди.

Меню Справка	вызов справочной системы.


Редактор очередей: меню Справка

Вызов справочной системы по Редактору очередей.


Редактор очередей: меню Файл

Новый	создание новой очереди.
Команда доступна только при автономном запуске программы «Редактор очередей»

 	Открыть	выбор файла ранее созданной очереди.
Команда доступна только при автономном запуске программы «Редактор очередей»

Сохранить 	сохраняет текущую очередь.

Сохранить как	сохраняет текущую очередь под новым именем.
Команда доступна только при автономном запуске программы «Редактор очередей»

Сохранить и выйти	сохраняет текущую очередь с последующим выходом из Редактора очередей.

Печать	Открывает окно «Печать»  для вывода таблицы очереди на принтер.

Выход	Выход из программы «Редактор очередей». Аналогичное действие происходит при нажатии [Alt]+[F4].


 Открыть

Выбор файла ранее созданной очереди.

Команда доступна только при автономном запуске программы «Редактор очередей»!


 Сохранить

Сохранение текущей очереди.


 Печать

Открывает окно «Печать»  для вывода таблицы очереди на принтер.


 Вернуть

Отмена последнего действия при редактировании таблицы очереди.


 Вырезать строки

Удаление строки с выделенными ячейками и копирование их в буфер обмена.


 Скопировать строки

Копирование выделенных строк (достаточно выделить любые ячейки нужных строк) в буфер обмена.


 Вставить строки

Вставка строки из буфера обмена над строкой, в которой установлен курсор.


 Удалить строки

Удаление выделенных строк с выделенными ячейками (достаточно выделить любые ячейки в нужных строках).


 Продублировать строки

Дублирование выделенных строк. Допускается выделение одной или нескольких строк.


 Увеличить по порядку

Последовательное увеличение значений в выделенных ячейках столбца (сверху вниз) на единицу. Применимо для столбцов «Title», «Vial», «Level». «Sample Info 1»,«Sample Info 2».

При отсутствии какого-либо значения в столбцах «Vial» и «Level» ввод значений начинается с «0».

Для текстовых значений процедура выполняется только при наличии числа в последней позиции строки в верхней ячейке. При этом изменяется не только последняя цифра, но и все число, на которое оканчивается строка.


 Размножить

Копирование значения верхней ячейки во все ячейки выделенного диапазона.

Функция применима для любых столбцов таблицы очереди и может применяться одновременно для нескольких столбцов.


 Сбросить

Удаление информации о выполненных анализах (устанавливает флаг «Выполнено»=0 во всех строках таблицы очереди). После этой операции очередь может быть запущена сначала.


 Изменить систему

Данная функция позволяет выбрать новый файл метода, который будет использоваться для сбора и обработки данных. Метод заменяется для всего выделенного диапазона строк.


 Запустить очередь

Запуск очереди на выполнение или повторный запуск после приостановки или отмены исполнения очереди (запускается первая из невыполненных хроматограмм).

Переход в режим исполнения очереди.


 Сохранить и выйти

Сохранение текущей очереди с последующим выходом из Редактора очередей.


Редактор очередей: Меню Редактор

Вернуть	отменяет последнее действие.

Вырезать строки	удаляет строки с выделенными ячейками и помещает их в буфер.

Скопировать строки	копирует строки с выделенными ячейками и помещает их в буфер.

Вставить строки	вставляет строки из буфера над строкой, в которой установлен курсор.

Удалить строки	удаляет строки с выделенными ячейками.

Продублировать строки	дублирует строки с выделенными ячейками.

Увеличить по порядку	увеличивает на 1 значения в выделенных ячейках столбца (сверху вниз). Применимо для столбцов «Title», «Vial», «Level». «Sample Info 1»,«Sample Info 2». При отсутствии какого-либо значения в столбцах «Vial» и «Level» ввод значений начинается с 0. В остальных столбцах процедура выполняется только при наличии числа в последней позиции строки в верхней ячейке.

Размножить	вводит в выделенные ячейки значения из соответствующих ячеек верхней строки.

Сбросить	удаляет информацию о выполненных анализах (устанавливает флаг «Выполнено»=0 во всех строках таблицы очереди). После этой операции очередь может быть запущена сначала.

Изменить систему	позволяет выбрать новый файл метода, который будет использоваться для сбора и обработки данных. Метод заменяется для всего выделенного диапазона строк.


Редактор очередей: Меню Управление

В режиме редактирования таблицы большинство команд этого меню блокировано
(кроме команд «Показать рабочее окно» и «Запустить очередь»)

Все функции доступны только в режиме исполнения очереди.

Запустить очередь	запуск очереди на выполнение или повторный запуск после приостановки или отмены исполнения очереди (запускается первая из невыполненных хроматограмм). Переход в режим исполнения очереди.

Приостановить очередь	приостанавливает исполнение очереди (текущая хроматограмма нормально завершается).

Отменить	завершает текущую хроматограмму, снимает отметку о ее выполнении в таблице очереди и приостанавливает запуск следующей.

Отменить последний анализ
снимает отметку о выполнении последней хроматограммы (значение в ячейке «Done» уменьшается на 1)

Режим редактора	переход в режим редактирования таблицы очереди.

Показать рабочее окно	переключение в окно основной программы "МультиХром 1.5х" (без остановки исполнения очереди). Для возвращения в окно редактора очередей можно использовать стандартную функцию Windows ([Alt]+[Tab]) или щелкнуть мышкой по значку редактора очередей на панели задач.


Редактор очередей: Меню Настройки

Всегда сверху	Устанавливает размещение окна редактора поверх всех остальных окон, открытых на экране

Взаимодействие	Открывает окно для настройки поведения программы при возникновении ошибок. Опция доступна только в режиме редактирования.

Полный останов при ошибке	остановка очереди сразу после возникновения ошибки, с выдачей соответствующего сообщения.

Останов очереди при останове анализа

Активизировать при ответе

В случае ошибки:

Не отменять последний анализ

Отменить последний анализ

Запрашивать


Редактор очередей: исполнение очереди

В режиме исполнения очереди система пиктографического и текстового меню модифицируется (по сравнению с режимом редактирования):

Меню Файл	файловые операции

Меню Редактор	операции редактирования таблицы очереди. Доступны только в режиме редактирования.

Меню Управление	функции управления очередью. Доступны только в режиме исполнения очереди.

Меню Настройки	общие настройки Редактора очередей

Меню Справка	вызов справочной системы.


Вызов справочной системы.


 Запустить очередь (режим исполнения)

Данная команда запускает очередь после приостановки или отмены исполнения очереди (запускается первая из невыполненных хроматограмм).


 Приостановить очередь (режим исполнения)

Данная команда приостанавливает исполнение очереди (текущая хроматограмма нормально завершается).


 Отменить (режим исполнения)

Данная команда завершает текущую хроматограмму, снимает отметку о ее выполнении в таблице очереди и приостанавливает запуск следующей хроматограммы.


 Отменить последний анализ

Данная команда останавливает текущую хроматограмму, снимает отметку о выполнении последней хроматограммы (значение в ячейке « Выполнено» уменьшается на 1). Хроматограмма на диск не записывается.


 Сбросить

Данная команда удаляет информацию о выполненных анализах (устанавливает флаг «Выполнено»=0 во всех строках таблицы очереди). После этой операции очередь может быть запущена сначала. Команда доступна только после (при)остановки очереди.


 Режим редактирования

Команда перехода в режим редактирования таблицы очереди (доступна только после приостановки очереди).


Processing menu
Меню Обработка

Выдать отчет	вызывает диалоговое окно «Опции отчета»

Переразметка	вызывает диалоговое окно "Параметры разметки"

Ручная разметка	активизирует редактор пиков

Градуировать	заносит информацию из текущей хроматограммы на указанный градуировочный уровень

Еще:

Сжатие	вызывает диалоговое окно "Сжатие хроматограммы"

Перевернуть	инвертирует сигнал хроматограммы

Вычесть	вычитает из текущей хроматограммы одну из открытых хроматограмм

Урезать хроматограмму
позволяет отрезать начальный или/и конечный учсток хроматограммы.

Факторный анализ
вызывает программный модуль для проведения факторного анализа многоканальной хроматограммы.


Перевернуть

Позволяет инвертировать сигнал хроматограммы.

Большинство современных АЦП, таких как L241 или ЛА-И24, имеют гальванически развязанные сигнальные входы и позволяют подавать на них как положительные, так и отрицательные сигналы. Данная опция позволяет нормально работать в случае, если сигнал хроматографа отрицательный, например перепутаны проводники в кабеле, детектор дает двуполярный сигнал (рефрактометр, поляриметр, детектор по теплопроводности) и т.д.

При перезапуске хроматограммы сделанная установка по инвертированию сигнала сохраняется.


Вычесть

Данная функция вычитает из текущей хроматограммы одну из открытых хроматограмм. Используется обычно для вычитания фона ("холостой" хроматограммы). При этом допускается использование хроматограмм разной длины.

При вызове функции появляется окно со списком открытых хроматограмм. Результат вычитания остается в текущем окне и рассматривается системой как новая хроматограмма (во избежание изменения исходных данных).


Градуировать

Данная операция обновляет любой существующий градуировочный уровень данными, взятыми из текущей хроматограммы, не входя в режим редактирования таблицы концентраций (меню Метод /Градуировка /Концентрации) и пересчитывает  градуировочные коэффициенты.

Не забудьте записать хроматограмму или метод после проведения данной операции!

Таблица концентраций должна быть заполнена до выполнения команды Градуировать!!!

См. также:   уровни градуировки


Фильтры

Эти опции используются для фильтрации шумов.

Фильтрация шумов изменяет исходные данные, поэтому не рекомендуется пользоваться ей без необходимости. Во всяком случае,  имейте в виду операцию сжатие данных  как альтернативный вариант.

Методы фильтрации

Выбросы	устраняет только выбросы. Не влияет на остальные точки хроматограммы.

Медиана	проводит фильтрацию методом медианы.

Гаусс	проводит фильтрацию методом Гаусса.

Щель1 (Щель2)	определяют степень сглаживания в алгоритмах фильтрации по методу Медианы (Гаусса).

См. также: фильтрация шумов.


Сжатие данных

Эта функция дает возможность сжимать данные хроматограммы в случае избыточной частоты приема данных  целью экономии места в памяти и на диске.

Производится суммирование нескольких соседних точек и вычисление среднего. Коэффициент сжатия задается пользователем. При этом программа предлагает  оптимальное значение.

Оптимальный коэффициент сжатия вычисляется так, чтобы ширина на полувысоте самого узкого пика описывалась хотя бы 30 точками. При выборе более высокой степени сжатия точность интегрирования может уменьшаться.

При сжатии данных будет изменено также значение параметра "Замедление" из диалогового окна "Сбор данных" в меню Метод.


Урезать хроматограмму

Данная опция позволяет отрезать начальный или/и конечный участок хроматограммы.

от... до...	выбор нужной части данных

 Запомнить время старта	если данный флажок установлен (установка по умолчанию), при урезании хроматограммы шкала времени остается неизменной.
Если флажок снят, отсчет времени начинается с точки начала вырезанного участка хроматограммы; при этом возможны следующие варианты:

 Сдвинуть времена компонентов	времена удерживания всех компонентов сдвигаются на величину отрезанного начального участка.. Если величина отрезанного участка превышает время удерживания, оно устанавливается равным нулю.

 Сдвинуть времена событий	времена событий интегрирования сдвигаются на величину отрезанного начального участка.


Method menu
Меню Метод

Позволяет редактировать  метод сбора и обработки данных.

Паспорт	редактирование описания хроматограммы.

Настройка метода	редактирование наиболее общих установок метода.

Разметка	задание параметров разметки хроматограммы.

Градуировка...	вызов подменю операций, связанных с процедурой градуировки.

Компоненты	редактирование «Таблицы компонентов"

Идентификация	установка общих параметров идентификации компонентов

Концентрации	редактирование «Таблицы концентраций»

Графики	просмотр и редактирование градуировочных зависимостей

Пересчитать	обновить времена удерживания, индексы или градуировочные коэффициенты для всех компонентов, в соответствии с текущей хроматограммой.

Прочитать из метода	записывает результаты градуировки из текущей хроматограммы в текущий метод.

Записать в метод	читает результаты градуировки из текущего метода в текущую хроматограмму.

Экспортировать градуировку
экспорт результатов градуировки в файл.

Импортировать градуировку
импорт результатов градуировки из файла.

Настройка отчета	конфигурирование и вывод отчета.

Настройка сбора данных	позволяет изменять число каналов и редактировать параметры каналов.


Method
Метод

Метод включает всю информацию, необходимую для сбора и обработки данных, выдачи отчета и управления хроматографическим оборудованием. Метод можно рассматривать как бланк  хроматограммы, не заполненный данными.

Данные в хроматограмме всегда хранятся вместе с методом, который использовался при их получении и обработке. Поэтому для повторения эксперимента, по аналогии с ранее сделанным, достаточно загрузить и перезапустить требуемую хроматограмму.

Если метод будет использоваться для целой серии однотипных хроматограмм, рекомендуется записать его в отдельный файл для дальнейшего использования. Имя метода определяется пользователем во время записи на диск.

Составные части метода описаны в  меню Метод.


Паспорт

Паспорт - это составная часть метода, включающая детальное текстовое описание текущего хроматографического разделения.

Составные части  паспорта могут быть целиком или выборочно включены в отчет из  диалогового окна  Настройка отчета  в меню Метод.

Общее:	сводный лист наиболее общих параметров метода.

Проба:	лист описания пробы.

Колонка:	лист описания хроматографической колонки.

Элюент	лист описания данного анализа

Комментарий: 	окно для ввода комментариев.

Журнал метода	окно, автоматически фиксирующее все изменения, внесенные в метод

Журнал Хроматограммы	окно, автоматически фиксирующее все изменения, внесенные в данную хроматограмму


Общее

Лист содержит сводку общих параметров паспорта хроматограммы.

Имя:	имя хроматограммы доступное при дисковых операциях чтения/записи, а также заголовок, появляющийся как название окна хроматограммы.
Заголовок берется  из таблицы очередей, если идет  серия хроматограмм

Продолжительность:	продолжительность хроматограммы. Данное поле может редактироваться при запуске метода или во время анализа. Если  идет процесс сбора данных, индицируется время с начала хроматограммы.  Продолжительность измеряется в единицах удерживания, выбранных для оси X (минуты, микролитры, миллилитры, число измерений).

Метод:	полное имя файла метода.

Хр-ма:	полное имя файла хроматограммы. Формируется автоматически из времени и даты запуска хроматограммы.

Дата/время:	дата и время запуска хроматограммы.

Записана:	дата и время записи хроматограммы (последняя редакция).

Уровень градуировки:	можно изменить уровень градуировки, пока хроматограмма не закончилась. После окончания это можно сделать, обновляя требуемый градуировочный уровень или с помощью очередей.

Пользователь:	имя текущего пользователя. Берется системой из списка пользователей.

Детектор:	название детектора. Может быть отредактировано в бланке Метод/Установки/Измерение.

Каналов:	число каналов в данной хроматограмме. Может быть изменено в бланке Метод/Сбор данных.

№ анализа:	номер текущего анализа. Ведется сквозная нумерация всех полученных хроматограмм с момента установки системы «МультиХром». Этот параметр недоступен для редактирования.

№ в очереди:	номер текущей хроматограммы в  серии хроматограмм. Дробь, показывающая текущий номер хроматограммы и общее количество хроматограмм в очереди.


Заголовок хроматограммы используется при дисковых операциях чтения/записи, а также появляется как название окна хроматограммы.
Заголовок берется  из таблицы очереди, если идет  серия хроматограмм


Продолжительность хроматограммы. Данное поле может редактироваться при запуске метода или во время анализа. Если  идет процесс сбора данных, индицируется время с начала хроматограммы.  Продолжительность измеряется в единицах удерживания, выбранных для оси X (минуты, микролитры, миллилитры, число измерений).


Полное имя файла метода.


Полное имя файла хроматограммы. Формируется автоматически из времени и даты запуска хроматограммы.


Дата и время запуска хроматограммы.


Дата и время записи хроматограммы (последняя редакция).


Поле «Уровень градуировки» можно изменить, пока хроматограмма не закончилась. После окончания это можно сделать, обновляя требуемый градуировочный уровень или с помощью очередей.


Имя текущего пользователя. Берется системой из списка пользователей.


Название детектора. Может быть отредактировано в бланке Метод/Установки/Измерение.


Число каналов в данной хроматограмме. Может быть изменено в бланке Метод/Сбор данных.


Номер текущего анализа. Ведется сквозная нумерация всех полученных хроматограмм с момента установки системы «МультиХром».

Этот параметр не может быть изменен пользователем!.


Номер текущей хроматограммы в  серии хроматограмм. Дробь  показывает текущий номер хроматограммы и общее количество хроматограмм в очереди.


Описание пробы

Описание пробы - это часть Паспорта  хроматограммы. Может быть включено в отчет выбором соответствующих пунктов из  диалогового окна  Настройка отчета  в меню Метод.

Инфо1, Инфо2	общее описание пробы, 2 строки по 255 знаков каждая.

Объем 	объем пробы в микролитрах, по умолчанию равен 1;
берется из таблицы очередей, если идет серия анализов

Разведение	разведение исходного образца, по умолчанию равно 1;
берется из таблицы очередей, если идет серия анализов

№ пробирки 	номер позиции автосамплера для отбора текущей пробы;
берется из таблицы очередей, если идет серия анализов

Количество	количество образца (вес или объем), взятое для приготовления пробы. По смыслу является величиной, обратной параметру «Разведение».
Если параметр «Количество» отличен для градуировочных (c)и обычных (s) хроматограмм, концентрация умножается на коэффициент равный Amount(s) / Amount(c)

Кол-во внутр.стандарта	количество внутреннего стандарта в пробе. Используется для расчета относительных концентраций.

Дата и время получения пробы
это поле может быть изменено пользователем при необходимости.  По умолчанию заполняется системой датой и временем запуска хроматограммы. В паспорте имеется также другое поле с временем запуска, недоступное для редактирования


Общее описание пробы, 2 строки по 255 знаков каждая.


Объем пробы в микролитрах, по умолчанию равен 1;
значение берется из таблицы очередей, если идет серия анализов


Разведение исходного образца, по умолчанию равно 1;
берется из таблицы очередей, если идет серия анализов


Номер позиции автосамплера для отбора текущей пробы;
берется из таблицы очередей, если идет серия анализов


Количество образца (вес или объем), взятое для приготовления пробы. По смыслу является величиной, обратной параметру «Разведение».
Если параметр «Количество» отличен для калибровочных (c)и обычных (s) хроматограмм, концентрация умножается на коэффициент равный Amount(s) / Amount(c)

Может использоваться как коэффициент пересчета концентраций.


Количество внутреннего стандарта. Используется для расчета относительных концентраций.


Поле «Дата/время получения пробы» может быть изменено пользователем, например, при необходимости указать время отбора пробы.  По умолчанию заполняется системой датой и временем запуска хроматограммы. В паспорте имеется также другое поле с временем запуска хроматрграммы, недоступное для редактирования.


Колонка
Описание колонки

Описание колонки - это часть  Паспорта хроматограммы. Может быть включено в отчет выбором соответствующих пунктов из  диалогового окна  Настройка отчета  в меню Метод.

Номер	серийный номер колонки,  до 12 символов.

Вн.Диам.	внутренний диаметр колонки в миллиметрах.

Длина 	длина колонки в миллиметрах.
Используется для расчета линейной скорости подвижной фазы.

Сорбент 	описание сорбента колонки,  до 48 символов.

Размер (частиц)	зернение сорбента в микронах.
Используется для расчета приведенной высоты теоретической тарелки.

Мертвый объем	мертвый объем колонки.
Используется для расчета логарифмических индексов удерживания, факторов емкости компонентов и линейной скорости элюента.

Предколонка	параметры предколонки

Вн.диам.	внутренний диаметр предколонки в миллиметрах.

Длина	длина предколонки в миллиметрах. Установите значение "0", если предколонка отсутствует.


Cерийный номер колонки,  до 12 символов


Внутренний диаметр колонки в миллиметрах.


Длина колонки в миллиметрах. Используется для расчета линейной скорости подвижной фазы и эффективности на метр длины колонки.


Описание сорбента колонки,  до 255 символов.


Зернение сорбента в микронах.
Используется для расчета приведенной высоты теоретической тарелки (ПВТТ).


Параметры предколонки

Вн.диам.	внутренний диаметр предколонки в миллиметрах.

Длина	длина предколонки в миллиметрах.
Установите значение "0", если предколонка отсутствует.


Элюент
Описание элюента

Описание элюента - это часть  Паспорта хроматограммы. Может быть включено в отчет выбором соответствующих пунктов из  диалогового окна  Настройка отчета  в меню Метод.

Элюент А (B, C)	состав подвижной фазы в насосах А, В и С, соответственно

Поток 	объемная скорость подвижной фазы, мкл/мин. Используется при выборе объемных единиц удерживания по оси Х хроматограммы и для пересчета площадей пиков в объемные единицы.

Давление 	давление на входе колонки, бар

Темп. 	температура термостата колонки, °C


Состав подвижной фазы в насосах А, В и С, соответственно.


Объемная скорость подвижной фазы, мкл/мин. Используется при выборе объемных единиц удерживания по оси Х хроматограммы и для пересчета площадей пиков в объемные единицы.


Давление на входе колонки, бар


Температура термостата колонки, °C


Комментарии

Комментарии - это часть паспорта хроматограммы. Лист комментариев может содержать любую дополнительную текстовую информацию  пользователя по данному разделению, не вошедшую в другие разделы  метода. Объем комментариев может составлять несколько печатных листов. С помощью диалогового окна  Настройка отчета из меню Метод можно включить печать комментариев в отчет.


Журнал метода

Журнал метода предназначен для автоматического ведения протокола изменений, вносимых в метод. Все изменения автоматически сопровождаются датой и временем их внесения, а также именем пользователя, выполнившего указанное действие.

<Добавить новый>	добавление нового комментария в произвольной форме в журнал метода. Дата, время и имя пользователя вносятся автоматически.

<Очистить>	удаление содержимого журнала. При этом создается новый комментарий. Дата, время и имя пользователя вносятся автоматически.


Журнал хроматограммы
Журнал данных

Журнал данных предназначен для автоматического ведения протокола изменений, вносимых в хроматограмму.

При записи хроматограммы вначале создается запись, содержащая информацию о равномерности приема данных, а также сведения об ошибках регистрации.

При внесении любого изменения в хроматограмму автоматически записываются следующие данные:
дата и время;
имя пользователя;
характер внесенных изменений;
имя файла, в котором были записаны измененные данные.

В протокол также можно внести произвольный комментарий, щелкнув по кнопке <Добавить новый>.

При создании копии хроматограммы все данные протокола сохраняются, а при запуске новой хроматограммы (команда Измерение/Перезапустить метод) протокол полностью очищается.


Новый комментарий

Данное окно позволяет добавить новый комментарий к Журналу метода или Журналу данных. Комментарий добавляется в виде текста в произвольгой форме. Текущие дата/время и имя пользователя добавляются автоматически.

Диалоговое окно «Новый комментарий» вызывается также, если стирается  журнал метода.


Статус процесса

Статус процесса показывает информацию о текущем состоянии процесса. Появляется в специальном поле в левом верхнем углу окна хроматограммы.

Готов	хроматограмма готова к запуску;

Ожидаю запуска	программа ждет сигнала внешнего запуска;

Измерение	идет прием данных хроматограммы;

Пауза	прием данных приостановлен;

Конец	измерения закончены, но хроматограмма не 	обработана;

Выполняю	хроматограмма обрабатывается после ее окончания;

Не вкл.	никаких операций в текущем окне не проводится

Ошибки:

Авария	неожиданная остановка насоса и т.д.

Ошибка COM порта	ошибка в интерфейсе  COM порта.


Запуск
Режим запуска

Способ синхронизации запуска хроматограммы:

Ручной 	запуск производится сразу после нажатия клавиши [Y] на клавиатуре компьютера;

Внешний 	после нажатия клавиши [Y] на клавиатуре компьютера система переходит в состояние ожидания. Сбор данных начинается после нажатия кнопки дистанционного запуска;

 Внешний стоп	данная опция позволяет заканчивать хроматограмму при повторном нажатии на кнопку дистанционного запуска. Длительность нажатия должна превышать 25 измерений АЦП.


  Установки метода

"Установки метода" - это часть метода, содержащая основные параметры и настройки текущего метода, а также действия, выполняемые по окончании хроматограммы.

Общие	наиболее общие установки. Данный лист полностью дублирует бланк Паспорт / Общее.

Измерение	часто используемые параметры и установки сбора данных

Каналы	редактирование таблицы каналов в случае многоканальной хроматограммы

Фильтры	задание параметров фильтрации данных. Фильтрация может проводиться по окончании хроматограммы автоматически или после ее завершения в ручном режиме.

Обработка	выбор действий, выполняющихся автоматически после завершения хроматограммы.

Формулы	выбор формул для расчета эффективности, индексов и мертвого объема


Измерение

Лист "Измерение" диалогового окна "Установки метода" предназначен для редактирования и контроля общих параметров, определяющих процесс сбора данных.

Статус 	сообщение системы  о текущем состоянии процесса хроматографии.

Частота изм.	информирует о частоте сбора  данных  для хроматограммы. Зависит от типа АЦП и параметра делитель частоты.

Делит. частоты 	определяет, во сколько раз частота приема данных  для текущей хроматограммы меньше максимальной для данного АЦП.

Задержка старта	задержка старта хроматограммы на неоходимое время

Режим запуска 	способ синхронизации запуска хроматограммы.

 Внешний стоп	возможность остановки хроматограммы повторным нажатием кнопки внешнего запуска

Имя детектора	название детектора (тип детектора, длина волны и т.д.). Произвольно определяется пользователем, например, УФ254 нм.

Тип АЦП	тип АЦП (прибора)

Интерфейс	интерфейс (порт) ввода-вывода

Каналы	имена каналов, использованные в данном методе для приема данных.


Частота сбора  данных  для данного метода. Зависит от типа АЦП и параметра делитель частоты.


Задержка старта хроматограммы по отношению к моменту ее запуска оператором.  Данные, полученные во время задержки, не включаются в хроматограмму.


Внешний стоп
Установка флажка «Внешний стоп»дает возможность остановить хроматограмму повторным нажатием кнопки внешнего запуска.
Длительность нажатия кнопки должна превышать 25 измерений АЦП


Название детектора (обычно включает тип детектора, длину волны и т.д.). Произвольно определяется пользователем, например, УФ254 нм.


Информация об интерфейсе

Тип АЦП	тип АЦП (прибора)

Интерфейс	интерфейс (порт) ввода-вывода

Каналы	имена каналов, использованные в данном методе для приема данных.

<Change>	вызов диалогового окна «Настойка сбора данных» для выбора интерфейса и для каналов для приема данных.
Данная кнопка доступна только при загрузке метода с диска


Фильтры: установки метода
Фильтры

Данный лист устанавливает операции  фильтрации шумов, выполняемые программой автоматически по окончании хроматограммы.

Операции фильтрации шумов изменяют исходные данные, поэтому не рекомендуется пользоваться ими без необходимости. Как альтернативный вариант, рекомендуется использовать операцию сжатие данных.

Методы фильтрации

 Выбросы	устраняет только отдельные выбросы. Не влияет на остальные точки хроматограммы.

Медиана	проводит фильтрацию методом медианы. Параметр Щель определяет степень сглаживания. При значении щели, равном 0, сглаживание не проводится

Гаусс	проводит фильтрацию методом Гаусса. Параметр Щель определяет степень сглаживания. При значении щели, равном 0, сглаживание не проводится

Общее число измерений	суммарное число точек в хроматограмме

В самом узком пике	число измерений в самом узком пике. Исходная информация для возможности проведения процедуры сжатия данных.

См. также: фильтрация шумов.


Данный метод фильтрации устраняет только отдельные выбросы. Не влияет на остальные точки хроматограммы.


Данный метод проводит фильтрацию методом медианы.

Параметр «Щель» определяет степень сглаживания. При значении щели, равном 0, сглаживание не проводится


Данный метод проводит фильтрацию методом Гаусса. Параметр «Щель» определяет степень сглаживания. При значении щели, равном 0, сглаживание не проводится.


Cуммарное число точек в хроматограмме


Число измерений в самом узком пике. Исходная информация для возможности проведения процедуры сжатия данных.


Обработка

Лист "Обработка" диалогового окна Метод / Установки включает перечень действий, выполняющихся автоматически после завершения хроматограммы.

Вернуться к хроматографии 	система автоматически переключается в окно программы "МультиХром" по окончании хроматограммы, если пользователь в этот момент работал с другой программой.

 Сохранить хр-му по окончании	вкл./выкл. автоматическую запись хроматограммы на диск.

во время измер. каждые ХХХ мин
позволяет установить периодичность записи хроматограммы на диск (на случай сбоя) во время приема данных. Ноль - резервная запись не производится.

 Выдать отчет	вкл./выкл. автоматическую выдачу отчета. Отчет выдается в соответствии с установками в окне "Опции отчета"

 Автоматически показать все	позволяет выбрать между автоматическим методом определения масштаба рисунка хроматограммы и используемым по умолчанию (выбранным в пунктах меню Вид)

 Adjust retention time

 Закрыть окно	закрывает окно хроматограммы после ее окончания.

 Перезапустить метод	перезапуск метода после окончания хроматограммы. Позволяет создавать непрерывные ("бесконечные") циклы с текущим методом.

Каталог хроматограмм	каталог, в который будет записана хроматограмма.

Будьте внимательны: при вводе система не проверяет, существует ли указанный каталог на диске!

Программа до 	имя программы или командного файла, запускаемой перед началом хроматограммы.

Программа после	имя программы или командного файла, запускаемой после окончания хроматограммы. Используется, например, для передачи отчета в базу данных, электронную таблицу  или другую программу.


При установке флажка по окончании хроматограммы система автоматически переключается в окно «МультиХром», если пользователь в этот момент работает с другой программой.


Данный флажок включает автоматическую запись хроматограммы на диск по окончании.

во время измер. каждые ХХХ мин
данное поле позволяет установить периодичность записи хроматограммы на диск (на случай сбоя) во время приема данных. Ноль - резервная запись не производится.


Данный флажок включает автоматическую выдачу отчета по окончании хроматграммы. Отчет выдается в соответствии с установками окна «Опции отчета».


Автомасштабирование рисунка хроматограммы по ее окончании. По умолчанию используются установки из меню Вид.


Ajust retention time


Автоматически закрывает окно хроматограммы после ее окончания.


Перезапуск метода после окончания хроматограммы. Позволяет создавать непрерывные ("бесконечные") циклы с текущим методом.


Каталог, в который будет записана хроматограмма.


Программа до 	имя программы или командного файла, запускаемой перед началом хроматограммы.

Программа после	имя программы или командного файла, запускаемой после окончания хроматограммы. Используется, например, для передачи отчета в базу данных, электронную таблицу  или другую программу.


Фильтрация шумов

Собранные данные хранятся в памяти компьютера "в сыром" виде. Иногда после окончания хроматограммы может потребоваться их сглаживание (фильтрация шумов). Программа "МультиХром" использует три алгоритма фильтрации шумов:  фильтрация выбросов, метод медианы и метод Гаусса. Эти алгоритмы могут быть использованы для сглаживания исходных данных в любом сочетании, в порядке их перечисления. Обычно не требуется использовать другие методы фильтрации, кроме первого.

При правильной настройке хроматографической системы, детектора и АЦП фильтрация не является необходимым этапом преобразования данных и может быть опущена!  Обычно вместо фильтрации целесообразно применить другую процедуру - сжатие  данных.

Фильтр выбросов 	сглаживает первую и последнюю точку хроматограммы, а также точки, идентифицированные как выбросы. Выброс заменяется на полусумму двух соседних с ним точек. Этот фильтр не искажает форму пиков и может быть включен постоянно.

Если используется метод медианы или Гаусса, каждый канал хроматограммы просматривается через специальное окно (щель) из (2·степень сглаживания + 1) точек.

Медиана 	один из самых эффективных способов сглаживания шумов. В этом способе точки внутри щели сортируются в возрастающем порядке и преобразуемая точка заменяется на другую, попадающую в центр щели после сортировки. Этот способ хорошо сглаживает базовую линию, не меняет форму пика на склонах, но слегка "приглаживает" вершины пиков и ложбины между пиками. Он также эффективно убирает "выбросы", которые иногда возникают на хроматограммах. Главный недостаток этого метода - то, что он может изменять как высоту, так и площадь хроматографических пиков.

Гаусс 	вычисляется сумма всех значений точек окна, с учетом весов  распределения Гаусса, и используется вместо исходных данных в центре окна. Этот фильтр также искажает высоту и форму пика, оставляя неизменной его площадь.

Визуально медианная фильтрация лучше сглаживает шум базовой линии, тогда как Гауссов фильтр лучше сглаживает шумы на склонах и вершинах пиков.

См. также: фильтры.


Формулы

Лист "Формулы" позволяет выбрать основные зависимости, используемые для расчета эффективности колонки, мертвого времени, индексов удерживания, разрешения и асимметрии пиков, а также сигнала суммарного канала для многоканальных хроматограмм.

Параметры и формулы

Мертвое время/объем

Индекс удерживания


Параметры и формулы

Списочные поля «Параметр» и «Формула» позволяют выбирать различные варианты наборов формул для расчета эффективности колонки, разрешения и асимметрии пиков.

Для многоканальных хроматограмм к списку параметров добавляются формулы для расчета сигнала суммарного канала.

Набор формул	данная установка позволяет выбрать один из стандартных наборов формул в поле «Формула»

Собственные формулы	для каждого параметра может быть выбирана любая из доступных формул

Европейская фармакопея	выбор формур расчета, принятых в Европейской фармакопее.

Фармакопея США	выбор формур расчета, принятых в фармакопее США

Теоретические тарелки	режим выбора формулы для расчета эффективности колонки

2    ( T  H / A )^2	Eff = 2    ( H  tr / A )2. Данная формула применима для плохо разделенных пиков

5.54(T/W)^2	Eff = 5.54  (tr / W1/2)2. Эта формула используется в Европейской фармакопее

16(T/Wb)^2	Eff = 16  (tr / Wb)2. Эта формула используется в фармакопее США

Здесь  tr - время удерживания пика, H - высота, A - площадь, W1/2 - полуширина, Wb - ширина пика

Разрешение	режим выбора формулы для расчета разрешения между соседними пиками

(T2-T1) / (W2+W1) |60.7%	Rs = (t2 - t1) / (W20.607 + W10.607).
Данная формула применима для плохо разделенных пиков

1.177 * (T2-T1) / (W2+W1) |50%	Rs =  1.177  (t2 - t1) / (W20.5 + W10.5).
Эта формула используется в Европейской фармакопее.

2 * (T2-T1) / (Wb2+Wb1)	 Rs = 2  (t2 - t1) / (W2b + W1b)
Эта формула используется в фармакопее США

Здесь t2 and t1 - время удерживания двух соседних пиков, Wib, Wi0.5, и Wi0.607 - их ширина у основания, на полувысоте и 0.607 от высоты, соответственно. Rs -разрешение между пиками.

Асимметрия	режим выбора формулы для расчета асимметрии пиков

(Width after) / (Width before)|10%	 As = W20.1 / W10.1.
Эта формула используется в Европейской фармакопее

((Width after) + (Width before)) / 2* (Width before) |5%	 As = (W20.05 + W10.05) / (2  W10.05).
Эта формула используется в фармакопее США

где W20.1 и W20.05 - полуширина пика со стороны его конца, W10.1 and W10.05 - полуширина пика со стороны его конца, измеренная на высоте 10% или 5%, соответственно.

Суммарный канал	режим выбора формулы для расчета суммарного канала
(данная опция доступна только для многоканальных хроматограмм

Отсутствует	суммарный канал не расчитывается

Сумма s/n	суммарный канал вычисляется как сумма отношений сигнал/шум по всем каналам хроматограммы. Суммарный канал может использоваться для спектрального анализа и разметки хроматограммы на пики.

Сумма откликов	суммарный канал вычисляется как сумма откликов по всем каналам хроматограммы. В этом случае он может использоваться для разметки хроматограммы на пики и расчета концентраций компонентов.


Европейская фармакопея

Набор формул, принятых в Европейской фармакопее:

Теоретические тарелки	Eff = 5.54  (tr / W1/2)2

Разрешение	Rs =  1.177  (t2 - t1) / (W20.5 + W10.5)

Асимметрия	As = W20.1 / W10.1


Фармакопея США

Набор формул, принятых в фармакопее США:

Теоретические тарелки	Eff = 16  (tr / Wb)2

Разрешение	Rs = 2  (t2 - t1) / (W2b + W1b)

Асимметрия	As = (W20.05 + W10.05) / (2  W10.05).


Метод расчета мертвого времени/объема:

Нет	мертвое время вводится вручную, в специальное поле, и считается константой;

Первый компонент	пик, соответствующий первому компоненту данной хроматограммы, выбирается как маркер "мертвого времени". Его время удерживания замещает прежнее значение "мертвого времени". Если первый компонент не найден, используется его  ожидаемое время удерживания;

Первый пик	первый найденный пик данной хроматограммы используется как  маркер "мертвого времени";

Из % мертвого объема	мертвое время вычисляется как % мертвого объема от объема пустой колонки, вычисляемого из ее размеров .


Метод расчета индексов удерживания

Тип	выбор формулы для расчета индексов

Линейный	расчет линейных индексов

Логарифмический	расчет логарифмических индексов (индексов Ковача)

Шкала индексов

Внутренняя	использование внутренней (т.е. построенной на основе текущей хроматограммы) шкалы индексов удерживания

Внешняя	использование внешней (т.е. построенной на основе другой, градуировочной хроматограммы) шкалы индексов удерживания


Настройка метода: каналы

Данное диалоговое окно позволяет редактировать таблицу каналов метода.
Диалоговое окно «Каналы» доступно только для многоканальных хроматограмм.

Кроме того,  для многоканальных хроматограмм можно выполнять ряд специальных процедур: изменять порядок расположения графиков различных каналов, исключать отдельные каналы, задавать временной сдвиг относительно опорного канала.

Для того чтобы изменить значения в столбцах «Имя», «Единицы», «Диапазон», щелкните мышкой по нужной ячейке и введите новое значение.

Для того чтобы изменить положение канала в списке, выделите его щелчком мыши, а затем переместите в требуемое положение с помощью кнопок <Поменять>.

Для того чтобы исключить канал, выделите его, а затем нажмите кнопку <Удалить канал>.


Поменять

Данные кнопки позволяют изменить порядок каналов в таблице.
Для того чтобы изменить положение канала в списке, выделите его щелчком мыши, а затем переместите в требуемое положение с помощью кнопок <Поменять>.


Удалить канал

Данное окно удаляет выбранный канал хроматограммы из таблицы каналов метода.
Для того чтобы исключить канал, выделите его, а затем нажмите кнопку <Удалить канал>


Подогнать под опорный

Позволяет установить сдвиг выбранного канала относительно опорного

Выделите канал, а затем нажмите кнопку <Подогнать под опорный> При этом откроется одноименное окно.

Введите величину временного сдвига в секундах.

Нажмите кнопку <ОК>. При этом окно закроется, а введенное значение будет пересчитано в число точек на хроматограмме и введено в ячейку «Сдвиг» таблицы каналов.


Настройка сбора данных

Диалоговое окно "Настройка сбора данных" позволяет выбрать АЦП, а также число и входы каналов, задействованных для приема данных в методе. (Первичная конфигурация АЦП производится в диалоговом окне Настройка/Интерфейсы, а характеристики каналов АЦП -в диалоговом окне «Настойка АЦП»).

Метод	Данное поле содержит информацию о типе АЦП и каналах, задействованных в данном методе для приема данных, т.е. текущую конфигурацию метода.

Тип АЦП	имя выбранного прибора (АЦП). Берется из диалогового окна Настройка / Интерфейсы / Настройка.

Число каналов	число задействованных в методе каналов. Список выбранных каналов приведен ниже.

Интерфейс	Данное поле позволяет выбрать тип АЦП, а также содержит информацию о свободных ресурсах системы, (каналах, которые еще не  задействованы в текущем методе).

Тип АЦП	имя выбранного прибора (АЦП).
Тип АЦП (из числа установленных в системе) выбирается в списочном поле путем выбора соответствующего порта, к которому АЦП подключен.

АЦП	имя прибора (АЦП). Берется из диалогового окна Настройка / Интерфейсы / Настройка.

Число каналов 	число каналов (длин волн) измерения при многоканальном детектировании.

Входы	номера задействованных входов АЦП

Подключен к интерфейсу 	порт, через который компьютер связан с АЦП  или детектором

Каналы...	кнопка вызова диалогового окна  "Каналы"


Метод

Данное поле в левой части окна содержит информацию о типе АЦП и каналах, задействованных в методе для приема данных

Тип АЦП	информация о типе АЦП.

Число каналов	число задействованных в методе каналов.

Список каналов	список задействованных в методе каналов.


Интерфейс

Данное поле в правой части окна позволяет выбрать тип АЦП, а также содержит список свободных каналов, которые могут быть  задействованы в текущем методе.

Тип АЦП	имя выбранного прибора (АЦП).

Тип АЦП (из числа установленных в системе) выбирается в списочном поле путем выбора соответствующего порта ввода/вывода .


Выбор интерфейса автоматически выбирает подключенный к нему АЦП


Очистка списка каналов метода


Добавление выбранного канала из правой части окна к списку каналов метода.


Удаление выбранного канала из левой части окна


Делитель частоты

Параметр Замедление позволяет уменьшить скорость приема данных относительно некоторого максимального для данного АЦП значения и снизить тем самым затраты памяти и дискового пространства для хранения хроматограммы.

 Программа суммирует заданное этим параметром число измерений  АЦП, вычисляет среднее и заносит его в хроматограмму как одну точку. Может принимать значение от 1 до 255. Оптимальное значение Замедления для данной хроматограммы может быть получено с помощью операции меню Обработка /Еще..../ Сжатие.


Многоканальная хроматограмма

В некоторых случаях хроматографический детектор измеряет  не одну, а несколько величин. Например, УФ детектор с диодной матрицей, быстрый сканирующий УФ-детектор для ВЭЖХ, и т.д.

В ряде случаев  два и более разных детекторов могут работать одновременно. Типичные примеры - последовательное включение  катарометра и пламенно-ионизационного детекторов в ГЖХ, или ультрафиолетового детектора и рефрактометра (или детектора по радиоактивности) в ВЭЖХ.

В этих случаях система "МультиХром" использует концепцию многоканальных хроматограмм. Программное обеспечение реализует полный набор алгоритмов для корректной обработки таких данных при разметке хроматограмм, идентификации и расчете концентраций компонентов. Наиболее полно преимущества многоканальных хроматограмм проявляются при использовании модуля спектрального факторного анализа.

Особенности обработки многоканальных хроматограмм, если таковые есть, обсуждаются в конце каждой темы.  Темами, характерными только для многоканальных хроматограмм, являются  сдвиг, канал total и спектральный анализ.


Спектральный анализ
Факторный анализ

Данная функция позволяет провести факторный анализ многоканальной хроматограммы. Анализируется участок хроматограммы, находящийся в окне хроматограммы.

Факторный анализ: выбор ранга

Факторный анализ: выбор канала

Факторный анализ: результаты


Факторный анализ: выбор ранга


Факторный анализ: выбор канала


Факторный анализ: результаты


Каналы

 Диалоговое окно "Каналы" содержит набор параметров, описывающий  работу входов АЦП.

В программе "МультиХром" имеется две таблицы описания каналов. Одна является составной частью метода, а другая - интерфейса АЦП. В обоих случаях вид таблицы каналов одинаков.

Первый способ дает доступ ко всем параметрам таблицы каналов и является глобальным, сделанные установки будут использованы для всех последующих хроматограмм и методов при их перезапуске. Второй способ - локальный, сделанные установки действуют только внутри данной хроматограммы. При перезапуске метода будут взята конфигурация из таблицы каналов интерфейса.

Для редактирования таблицы каналов метода, нужно выбрать лист «Каналы». При этом возможны следующие операции:
1) скорректировать сдвиг между каналами полученной хроматограммы;
2) после окончания хроматограммы изменить единицы измерения по оси ординат (например, с милливольт  на о.е.), изменить названия каналов, и т.д..
3) удалить какие-либо каналы из полученной хроматограммы

Основным параметром в таблице каналов метода является номер канала  АЦП (графа "Вход"). В момент запуска метода остальные параметры берутся из таблицы каналов интерфейса, доступной из диалогового окна "Настройка АЦП" (меню Настройка / Интерфейс /  Настройка>> ).

Изменения в таблице описания каналов метода действуют только для текущей хроматограммы и могут быть сделаны только после ее окончания. Для изменения числа каналов в методе (перед запуском) служит диалоговое окно Настройка сбора данных.

При необходимости сделать изменения, касающиеся всех будущих разделений, следует редактировать таблицу описания каналов из диалогового окна "Настройка АЦП".


Таблица описания каналов
Таблица описания каналов:

Имя 	имя канала, появляется на рисунке хроматограммы при ее запуске. Обычно содержит имя детектора, длину волны и т.д.

Единицы 	определяемые пользователем единицы измерения той физической величины, которую меряет  детектор.

Вход  	Номер входа АЦП, принимающего требуемый аналоговый сигнал.

Минимум	минимум линейного диапазона АЦП или присоединенного к нему прибора, в единицах преобразования АЦП (битах). Используется для контроля условия переполнения.

Нуль 	величина отклика АЦП в единицах преобразования, при нулевом сигнале на его входе. Используется при настройке устаревших типов АЦП, при проведении пуско-наладочных работ.

Максимум 	верхний предел линейного диапазона АЦП или присоединенного к нему прибора, в единицах преобразования АЦП (битах). Используется для контроля условия переполнения.

Диапазон 	величина входного сигнала на верхнем пределе линейного диапазона АЦП, в задаваемых пользователем Единицах. Диапазон = (Максимум - Нуль)·Чувствительность.

Чувствительность 	вес одного разряда АЦП, в заданных пользователем единицах.

Шум 	оценка величины шума по каналу, в единицах преобразования АЦП (битах).

Сдвиг 	величина сдвига канала относительно опорного (имеет значение только для  многоканальных хроматограмм .

Не рекомендуется изменять параметры таблицы каналов без необходимости,  так как это может нарушить работоспособность системы.


Канал Total
Сводный канал (канал Total)

Сводный канал (или суммарный канал) доступен только для многоканальных хроматограмм

Сводный канал является суперпозицией других каналов многоканальной хроматограммы и формируется либо как сумма отношений сигнал/шум по всем каналам, либо как сумма откликов по всем каналам.

Сводный канал можно сделать доступным на рисунке хроматограммы через опцию меню Вид / Канал.

Сводный канал рекомендуется использовать для разметки многоканальной хроматограммы, желательно после проведения коррекции  сдвига каналов.

Можно использовать его также для идентификации компонентов и расчета концентраций. В этом случае следует формировать сводный канал как сумму откликов каналов.

Метод формирования сводного канала определяется в диалоговом окне Метод / Установки / Формулы.


Опорный канал

При расчете концентраций компонентов по данным многоканальных хроматограмм используется сигнал какого-либо одного канала, который называется опорным.

Опорный канал  многоканальной хроматограммы - это канал, используемый для расчета концентраций компонентов и  градуировки.

Опорный канал является общим для всех компонентов хроматограммы, кроме специальных.

В качестве опорного рекомендуется выбирать тот канал, для которого пик текущего компонента имеет максимальное отношение сигнал/шум. Для разных компонентов такие каналы могут не совпадать, в этом случае опорный канал для отдельных компонентов может быть задан как  локальный параметр в окне «Графики».

При этом разметка должна быть произведена таким образом, чтобы на хроматограмме присутствовали пики всех компонентов (если ни на одном из каналов не присутствуют все пики, для разметки рекомендуется выбрать суммарный канал в окне «Параметры разметки») .


Сдвиг каналов

Если Вы используете только одноканальную конфигурацию, можно пропустить данную тему.

Есть два случая, в которых требуется учет временных сдвигов каналов.
Во-первых, когда данные принимаются  от  разных детекторов, соединенных последовательно. В этом случае необходимо скорректировать запаздывание между откликами детекторов, возникшее из-за существования "мертвого объема" между ними.  Типичные примеры - последовательное включение катарометра и пламенно-ионизационного детекторов в газовой хроматографии, спектрофотометрического и рефрактометрического детекторов в жидкостной хроматографии.

Другой случай - сканирующий УФ детектор, где измерения в разных каналах разнесены во времени, например, хроматограф "Милихром". Спектральный детектор этого хроматографа производит измерения на разных длинах волн в циклическом режиме со сдвигом во времени. В этом случае все измерения приводятся к среднему времени цикла с помощью параболической интерполяции. Эта операция существенно повышает стабильность спектра по хроматографическому пику.

Величина сдвига хранится в таблице описания каналов. Перед вычислением канала Total происходит коррекция сдвига.

См. также: Многоканальная хроматограмма


Интегрирование

Процедура интегрирования служит для распознавания  пиков на хроматографической кривой и для определения положения  базовой линии.

Программа "МультиХром" включает встроенный автоматический алгоритм интегрирования, управляемый параметрами и функциями диалогового окна  "Разметка"  из меню Метод. Возможна также ручная разметка с помощью редактора пиков.

Встроенный алгоритм интегрирования основан на использовании первой производной (наклона). Чтобы решить, достаточна ли величина наклона, значение первой производной делится на величину шума базовой линии и результат сравнивается с некой пороговой величиной, которая  для положительного и отрицательного наклонов может отличаться.

Специальная процедура "Предложить" может быть использована для подбора параметров разметки, обеспечивающих разметку, близкую к имеющемуся образцу.

См. также: Основы работы системы,
Идентификация пиков,
Количественный расчет,
События интегрирования

Многоканальные хроматограммы:

Разметка на пики проводится по каналу, указанному в соответствующем поле диалогового окна "Разметка" из меню Метод. В большинстве случаев для разметки рекомендуется использовать синтетический канал "total".

Положения начала, вершины и конца пика принимаются одинаковыми для всех каналов многоканальной хроматограммы.


Разметка

Это диалоговое окно содержит два диалоговых листа:

Установки	параметры, используемые для  интегрирования.

События	редактирование списка событий интегрирования.


Параметры разметки: Установки

Число пиков	информация о числе найденных пиков

Канал 	выбор канала для разметки на пики в  многоканальной хроматограмме. Рекомендуется для этой цели использовать канал Суммарный

Задержка 	время (в минутах), с которого начинается разметка на пики.

Ширина	Параметр "Ширина" примерно соответствует ширине пика, выраженной в секундах. Данный параметр позволяет отличить пики от  шума и дрейфа базовой линии.В качестве начального приближения обычно можно принять ширину самых узких (первых) пиков на хроматограмме.

Уширение	во сколько раз ожидаемая ширина пика  в конце хроматограммы будет больше, чем в начале (для изотермического или изократического анализа).

Порог	порог срабатывания детектора пиков на переднем склоне пика

Асимметрия	Отношение порога на переднем и заднем  склонах пика (значение по умолчанию 1.3)

МинПлощадь	минимальная значимая площадь пика для интегрирования

МинВысота	минимальная значимая высота пика для интегрирования

Наездник	параметр, показывающий во сколько раз второй пик должен быть меньше первого, чтобы считаться "наездником". Наездник отделяется от основного пика тангенциальным спуском. Значение по умолчанию равно нулю (наездник не определяется).

Отрицательные пики	переключатель детектирования отрицательных пиков. (Выбор этой опции может снизить устойчивость алгоритма интегрирования)

 Интерпол.начало/конец базовой линии
включает функцию интерполяции начала и конца базовой линии при проведении разметки для более точного определения точек начала и конца пиков в случае невысокого отношения сигнал/шум. Данная опция рекомендуется взамен функций фильтрации данных

<Предложить>	специальная процедура для подбора параметров интегрирования, обеспечивающих разметку, близкую к имеющемуся образцу.


Информация о числе найденных на хроматограмме пиков


Выбор канала для разметки на пики в  многоканальной хроматограмме. Рекомендуется для этой цели использовать канал Суммарный


Задержка (в минутах), после которой начинается разметка на пики. Единицы измерения данного параметра не зависят от масштаба по оси Х, выбранного в диалоговом окне Вид


Параметр примерно соответствует ширине пика, выраженной в секундах. Данный параметр позволяет отличить пики от  шума и дрейфа базовой линии.В качестве начального приближения обычно можно принять ширину самых узких (первых) пиков на хроматограмме.


Уширение показывает, во сколько раз ожидаемая ширина пика  в конце хроматограммы будет больше, чем в начале (для изотермического или изократического анализа).


Порог срабатывания детектора пиков на переднем склоне пика

В программе "МультиХром" использован алгоритм детектирования пиков на основе первой производной (наклона) хроматографической кривой. Для того, чтобы решить, является ли наклон в некоторой точке значимым, величина первой производной делится на значение шума базовой линии. Вычисленная величина шума базовой линии (в единицах преобразования АЦП) указывается в разделе отчета Таблица каналов.

Наклон принимается значимым в случае, если это отношение превышает величину «Порог». Величины порога для  задней и передней  части пика могут отличаться (их отношение задается параметром «Асимметрия»). Деление не полностью разделенных пиков производится прямой по вертикали или с использованием тангенциального спуска. Обычно пределы изменения параметра "Порог" лежат в диапазоне 0.5-5 (значение по умолчанию - 3).


Асимметрия - отношение порога на переднем и заднем  склонах пика (значение по умолчанию 1.3)


Мин.Площадь и Мин.Высота

Эти параметры позволяют игнорировать пики, площадь и/или высота которых менее указанного значения. Обычно используется параметр «Минимальная высота», поскольку его легче определить по рисунку хроматограммы визуально. Параметр особенно полезен при методе расчета "Нормализация", а также в случае невысокого отношения сигнал/шум.

«Минимальная высота» измеряется в единицах, установленных в Таблице каналов.

Единицы измерения параметра «Минимальная площадь» не зависят от выбранных единиц по оси Х (мин, сек, мкл, мл) и измеряются в ЕД*сек, где ЕД - единицы измерения по каналу, установленные в Таблице каналов.


Наездник - параметр, показывающий во сколько раз второй пик должен быть меньше первого, чтобы считаться "наездником". Наездник отделяется от основного пика тангенциальным спуском. Значение по умолчанию равно нулю (наездник не определяется).


 Отрицательные пики	переключатель детектирования отрицательных пиков. (Выбор этой опции может снизить устойчивость алгоритма интегрирования)


 Интерпол.начало/конец базовой линии
включает функцию интерполяции начала и конца базовой линии при проведении разметки для более точного определения точек начала и конца пиков в случае невысокого отношения сигнал/шум. Данная опция рекомендуется взамен функций фильтрации данных


Учиться
Предложить

Процедура устанавливает подходящие значения параметров  интегрирования  следующим образом (в предположении, что разметка на пики скорректирована вручную нужным образом):

- параметр "Ширина"  устанавливается равным среднему значению ширины пиков на хроматограмме;

- параметр "Порог" принимает значение равное 2.0;

- параметр "Асимметрия" устанавливается равным  1.3.

Во многих случаях последовательное нажатие кнопок <Предложить> и <Применить> приводит к приемлемой разметке, даже если исходные параметры были далеки от оптимальных.


Базовая линия

Базовая линия - это воображаемая линия, соответствующая хроматограмме при отсутствии ввода образца в колонку. Между пиками базовая линия совпадает с линией хроматограммы, а под пиками - с отрезками, соединяющими начала и концы пиков.


Шум базовой линии

Шум базовой линии оценивается по специальному алгоритму. Результат для каждого канала помещается в соответствующую колонку Таблицы каналов.


Пик

Хроматографический пик - область, заключенная между базовой линией и линией хроматограммы. Слившиеся пики могут быть разделены друг от друга  перпендикуляром или наклонными линиями. Положение пика определяется его началом, вершиной и концом.


События интегрирования

События интегрирования (события разметки) используются для тонкой настройки  процесса интегрирования и обычно используются, если проблема не может быть решена изменением общих параметров интегрирования из диалогового окна Разметка. События разметки позволяют разбивать хроматограмму на участки, имеющие свои собственные параметры разметки, отличные от принятых для хроматограммы в целом.

Число событий	информация о числе установленных событий разметки

 Отключить все события	данный флажок позволяет игнорировать все установленные события интегрирования при разметке хроматограммы

Кнопки:

<Добавить> 	появляется окно "Событие разметки", в котором выбирается тип события, время его наступления, и, если необходимо, параметр (значение) данного события.

<Изменить>	редактирование выбранного в списке события

<Удалить>	удаление выбранного в списке события

<Apply>	переинтегрировать хроматограмму с учетом сделанных изменений без закрытия окна.

<ОК> 	переразметка хроматограммы и выход из диалогового окна


Информация о числе установленных событий разметки


Список установленных событий разметки


Удаление выбранного события из списка


Данный флажок позволяет отключить все установленные события интегрирования при разметке хроматограммы, не удаляя список событий.


Добавить событие разметки

Данное окно позволяет добавить событие или изменить параметры любого из них.

Время	время наступления события

Событие	выбор события из списка

Значение	значение параметра для данного события (необязательный параметр)


Список событий интегрирования

Разрешить детектирование	возобновляет процесс интегрирования.

Отключить детектирование	приостанавливает процесс поиска новых пиков. Если пик начался до данного события, он либо заканчивается досрочно (пики на стадии спуска) либо не принимаются во внимание.

Разрешить отрицательные пики	разрешает детектирование отрицательных пиков.

Отключить отрицательные пики 	запрещает детектирование отрицательных пиков. (рекомендуемый режим). Событие не влияет на уже начавшиеся отрицательные пики.

Разрешить отбраковку  пиков	отменяет установку «Запретить отбраковку».

Отключить отбраковку пиков	устанавливает режим, когда пик не может быть отброшен из-за очень плоской вершины.

Разрешить долина-к-долине	запрещает разделение пиков "по перпендикуляру". Проводит базовую линию по самым низким точкам между пиками.

Отключить долина-к-долине	разрешает разделение пиков "по перпендикуляру".

Включить режим одного пика	все пики после данного события будут обработаны, как один слившийся пик .

Отключить режим одного пика	устанавливает нормальный режим разметки, когда каждый минимум между пиками вызывает деление по перпендикуляру или по наклонной.

Установить горизонтальную базу	устанавливает горизонтальную базовую линию, первая точка которой начинается с началом первого пика после данного события .

Установить нормальную базу	устанавливает режим, принятый по умолчанию.

Установить начало пика	начинает новый пик в этой точке. Если пик уже идет, он или отбрасывается  (на подъеме) либо досрочно завершается.

Установить конец пика	завершает пик в этой точке. Не достигшие максимума пики отбрасываются (кроме начатых  по событию "Установить начало пика"),  пики на стадии спуска заканчиваются.

Разделить пик	завершает текущий и начинает новый пик.

Установить ширину	устанавливает новое значение параметра "Ширина". При этом линейное возрастание этого  параметра во времени прекращается.

Установить порог	устанавливает новое значение параметра "Порог".

Установить минимальную высоту	устанавливает новое значение параметра "МинВыс".

Установить отношение наездника	устанавливает новое значение параметра "Наездник".

Установить горизонтальную базу назад
устанавливает горизонтальную базовую линию для второго из двух неразделенных пиков. Линия проводится назад от конечной точки второго пика.

Установить точку базовой линии	принииает заданную точку хроматограммы в качестве точки базовой линии. На участке между двумя точками базовой линией является соединяющая их прямая.

Форсировать горизонтальную базу	устанавливает горизонтальную базовую линию для одиночного пика от начальной точки до конечной точки в месте пересечения базовой линии и хроматограммы.

Отменить горизонтальную базу	отменяет предыдущую команду.

Форсировать горизонтальную базу назад
устанавливает горизонтальную базовую линию для одиночного пика от конечной точки до начальной точки в месте пересечения базовой линии и хроматограммы.

Отменить горизонтальную базу	отменяет предыдущую команду.

Вкл. сквозную базовую линию

Откл. сквозную базовую линию


Идентификация пиков

Идентификация пиков - это процесс соотнесения Таблицы пиков и  Таблицы компонентов.

Параметры Таблицы компонентов, ответственные за идентификацию:

Имя	название компонента:

Время	время удерживания из градуировочного разделения;

Окно, %	допускаемое отличие ожидаемого и реального времени удерживания, измеренное в % от величины ожидаемого удерживания;

Реперный	индикатор опорного компонента;

Идентификация пиков - это двухступенчатая процедура. На первом этапе распознаются только реперные компоненты (если они заданы!), на втором - все остальные. Реперный пик ищется в пределах заданного для него временного окна. Если в окне присутствует несколько пиков, в качестве реперного обычно выбирается самый высокий пик (хотя можно использовать и другие критерии идентификации).

На втором этапе, когда реперные пики найдены, для идентификации обычных компонентов используется относительное ожидаемое время удерживания, скорректированное в соответствии с полученными в данной хроматограмме временами удерживания реперных компонентов. Например, если время удерживания реперного компонента (пусть только один компонент объявлен реперным) в данной хроматограмме увеличилось на 10%, то и ожидаемое время выхода всех остальных компонентов также будет увеличено на 10%. Для более точной коррекции времен удерживания рекомендуется выбирать 2-3 реперных компонента: один в начале хроматограммы и один ближе к концу.

Рекомендуется проводить идентификацию реперных пиков по высотам, а остальных - по временам удерживания ( критерии идентификации  устанавливаются в диалоговом окне Установки / пункт Градуировка, меню Метод).


Ожидаемое время удерживания

Для реперного компонента - это время его удерживания, взятое из градуировочной хроматограммы. Таким образом, реперные компоненты имеют абсолютную шкалу удерживания.

Обычные компоненты имеют скорректированное ожидаемое время удерживания, зависящее от реально полученных в данной хроматограмме времен удерживания реперных компонентов. Таким образом, обычные компоненты имеют относительную шкалу удерживания.


Окно идентификации

допускаемое отличие ожидаемого и реального времени удерживания, измеренное в % от величины ожидаемого удерживания;


Реперный компонент

Характерный компонент, который может быть легко найден на хроматограмме. Обычно это отдельно стоящий или самый большой пик. Реперные компоненты используются  для лучшей идентификации пиков  для обычных компонентов. Использование реперных компонентов позволяет существенно повысить надежность распознавания пиков при дрейфе времени удерживания (за счет старения колонки, изменения температуры и т.д.). Для реперных компонентов используется абсолютную шкалу ожидаемых времен удерживания.


Обычные компоненты

Обычный компонент - это любой компонент, не являющийся реперным. Обычные компоненты используют  относительную шкалу ожидаемых времен удерживания для  идентификации пиков


Критерий идентификации

Показывает, по какому критерию  выбрать пик,  соответствующий данному компоненту. В любом случае рассматриваются только пики, попадающие в окно идентификации для данного компонента. Допустимые значения:

Время	выбирается пик, самый близкий по времени  к  ожидаемому времени удерживания компонента. При наличии хотя бы одного реперного компонента ожидаемые времена обычных компонентов  будут отличаться от указанных в  таблице компонентов ;

Площади	выбирается пик с наибольшей площадью;

Высоты	выбирается пик, наибольший по площади (значение по умолчанию для  реперных компонентов);

Номера	выбирается пик с номером, равным номеру компонента в таблице компонентов;

Индексы	выбирается пик, самый близкий по индексу удерживания. Не может использоваться для идентификации реперных пиков.

См. также: Идентификация пиков


Мертвое время

Мертвое время колонки - это время, необходимое подвижной фазе для того, чтобы пройти хроматографическую систему от инжектора до детектора. Используется при вычислении  коэффициента емкости, линейной скорости и логарифмических индексов удерживания. Вместо  величины мертвого времени часто используют величину мертвого объема колонки, однозначно связанную с первой, но не зависящая от скорости подвижной фазы.

Обычно за мертвое время принимается время удерживания "неудерживаемого" компонента. Способ вычисления мертвого объема колонки выбирается в диалоговом листе Метод / Установки / Формулы).

См.также:


Градуировка: основные операции.

Все операции, связанные с количественным и качественным определением компонентов анализируемой смеси, сгруппированы в подменю Градуировка из меню Метод. Каждый пункт подменю вызывает свое диалоговое окно:

Компоненты	создание или редактирование «Таблицы компонентов»  (включает данные по названиям, временам удерживания компонентов, и т.д.

Распознавание	установка общих параметров идентификации, количественного расчета и градуировки

Концентрации	создание или редактирование «Таблицы концентраций» (включает градуировочные данные по всем компонентам)

Графики	просмотр и редактирование градуировочных зависимостей для каждого компонента.

Пересчитать	обновить времена удерживания, индексы или градуировочные коэффициенты для всех компонентов, в соответствии с текущей хроматограммы.

Записать в метод	записывает результаты градуировки из текущей хроматограммы в текущий метод (т.е. в метод, которым была получена данная хроматограмма)

Прочитать из метода	читает результаты градуировки из текущего метода в текущую хроматограмму

Экспорт	записывает  Таблицу компонентов  и параметры градуировки на диск. Служит для передачи градуировочных данных между методами и хроматограммами.

Импорт	считывает  Таблицу компонентов и параметры градуировки с диска. Служит для передачи градуировочных данных из метода в метод.

См.также: Введение в процедуру градуировки


Импорт градуировки
Импортировать градуировку

Данная опция считывает Таблицу компонентов и параметры градуировки с диска, из файла, указанного пользователем. Служит для передачи градуировочных данных из метода в метод.

См. также: Прочитать из метода


Экспорт градуировки
Экспортировать градуировки

Данная опция записывает  Таблицу компонентов  и параметры градуировки на диск в файл, имя которого определяет пользователь.
Служит для передачи градуировочных данных между методами и хроматограммами.

См. также: Записать в метод


Записать в метод

Записывает результаты градуировки из текущей хроматограммы в текущий метод (т.е. в метод, которым была получена данная хроматограмма). Данная опция предназначена для обновления градуировки в методе.


Прочитать из метода

Читает результаты градуировки из текущего метода в текущую хроматограмму. Данная опция предназначена для переноса градуировки из метода в хроматограмму.


Распознавание

Данное диалоговое окно служит для настройки алгоритма идентификации пиков.

Число компонентов	информация о числе компонентов в таблице компонентов.

Схема (распознавания):

Стандартная 	устанавливает распознавание реперных пиков по высотам, а других пиков - по временам удерживания

Нестандартная	позволяет выбрать любую доступную комбинацию параметров распознавания пиков.

Параметры распознавания пиков:

Реперные пики	выбор критерия идентификации для реперных компонентов;

Другие пики	выбор критерия идентификации для других (обычных) компонентов;

Единицы	выбор единиц удерживания. Возможные варианты: Секунды, Минуты, Микролитры, Миллилитры, Точки измерений.

Распознать	позволяет скорректировать времена удерживания компонентов в соответствии с текущей хроматограммой. Вывод о необходимости корректировки можно сделать на основе двух нижних строк в этом диалоговом окне.

Первая дает информацию об имени компонента с максимальным отклонением от ожидаемого времени удерживания и величине этого отклонения, выраженной в долях окна идентификации.

Вторая строка дает значение усредненного по всем компонентам отклонения от ожидаемого времени удерживания, выраженное в %.


Таблица компонентов

В таблице компонентов хранятся градуировочные данные обо всех анализируемых компонентах: имя, время удерживания, индекс удерживания, градуировочные коэффициенты, а также некоторая другая информация, необходимая для идентификации и количественного расчета.

Таблица компонентов создается на базе градуировочной хроматограммы, т.е. хроматограммы смеси известного состава, с известными, как правило, концентрациями. Для создания таблицы компонентов можно использовать данные из нескольких градуировочных хроматограмм, каждая из которых содержит информацию лишь о части интересующих компонентов.

В дальнейшем в Таблицу компонентов заносятся конечные результаты градуировки в виде градуировочных коэффициентов.

Для наглядности над таблицей компонентов расположен рисунок хроматограммы. При перемещении по таблице компонентов графический курсор устанавливается на пик текущего компонента.

Режим ввода таблицы компонентов выбирается через опцию меню Метод / Градуировка / Компоненты.

Таблица компонентов содержит следующие колонки:

Номер	порядковый номер строки в таблице компонентов (заполняется автоматически);

Пик 	номер соответствующего пика хроматограммы;

Время	время удерживания компонента градуировочной хроматограммы. При вводе номера пика время удерживания вводится системой автоматически.

Окно, %	допустимое отличие ожидаемого и реального времени удерживания, выраженное в % от величины ожидаемого времени удерживания;

Репер	индикатор реперного компонента (да/нет);

Имя	название компонента (не должно содержать пробелы). Все строки с пустым именем при завершении редактирования будут удалены из Таблицы компонентов;

Группа 	номер группы для данного компонента. Значение, введенное в это поле, модифицирует Отчет. При нулевом значении группы  никакие действия не выполняются.

Индекс 	индекс удерживания для компонентов с известными индексами (должен быть равен нулю, если неизвестен). Для расчета  необходимо определить индексы хотя бы для двух компонентов. Остальные индексы будут рассчитаны с использованием линейной или логарифмической аппроксимации.

ФО	фактор отклика детектора (response factor) - коэффициент k1 градуировочной зависимости данного компонента. Если имеется достаточно градуировочных данных, программа вычислит значение фактора отклика, в противном случае в этой графе должна стоять единица.

min C и max C	минимальная и максимальная концентрации данного компонента в анализируемых смесях. При выходе концентрации за указанный диапазон в Таблице пиков в графе "Тип" данного компонента будет стоять знак [!].

Функциональные кнопки:

Доб. 	добавляет новый компонент (пустую строку) в Таблицу компонентов

Удал.	удаляет текущий компонент из Таблицы компонентов

Распознавание>>	вызывает одноименное диалоговое окно для настройки алгоритма идентификации компонентов.

График>>	вызывает диалоговое окно для редактирования градуировочной зависимости по текущему компоненту

Концентрации>>	вызывает диалоговое окно для ввода таблицы концентраций

ОК	принимает все сделанные изменения, заканчивает редактирование таблицы компонентов

Отмена	Заканчивает редактирование Таблицы компонентов, отменяет все сделанные в текущем сеансе редактирования изменения

Установив время удерживания компонента равным нулю, можно создать т.н.   универсальный компонент. Все параметры универсального компонента будут использованы для  расчетов по всем   неидентифицированным пикам хроматограммы.

См.также: создание Таблицы компонентов


Индексы удерживания

Любая хроматограмма имеет первичную шкалу удерживания, измеряемую в единицах времени или объема удерживания. Кроме того, может существовать и вторичная шкала, появляющаяся уже после идентификации пиков. Эта шкала называется Индексом удерживания. Типичным случаем являются индексы Ковача и линейные индексы в газовой хроматографии.

Кроме того, вместо индекса можно подставлять температуру кипения, октановое число или молекулярную массу, давая возможность дополнительных вычислений с этими величинами.

При вычислениях индекса используется время удерживания предыдущего и последующего пиков с известной величиной индекса. В случае отсутствия пиков с известными индексами по обе стороны от интересующего пика, программное обеспечение проводит экстраполяцию индексов.

Для получения более точных значений индексов удерживания необходимо использовать компоненты, служащие базой для используемой системы индексов. Например, в газовой хроматографии для определения индексов Ковача используются  н-алканы, для системы индексов ECL - метиловые эфиры насыщенных жирных кислот и т.д. Если такие компоненты не содержатся в анализируемых смесях, их следует добавить. При этом их удобно использовать также в качестве внутренних стандартов.

Могут быть выбраны два различных метода интерполяции индекса, линейный или логарифмический (индекс Ковача):

Линейный индекс вычисляется по формуле:

Ii = In + (In+1 - In) · (ti - tn) / (tn+1 - tn),

где:

Ii	индекс интересуемого пика;

In, In+1	индексы предыдущего и последующего компонентов с известной величиной индекса, соответственно;

ti	время удерживания интересуемого пика;

tn, tn+1	времена удерживания пиков, соответствующее предыдущему и последующему компонентам с известными индексами.

Логарифмический индекс (Ковача) вычисляется по формуле:

Ii = In + (In+1 - In) · (log(t'i) - log(t'n)) / (log(t'n+1) - log(t'n)).

Если вместо индекса введено октановое число, то итог отражает октановое число анализируемого образца, если температура кипения - итог показывает температуру, при которой выкипает половина анализируемого вещества.

Программа «МультиХром» позволяет строить два типа шкал индексов удерживания: Внутренний и Внешний.

Внутренняя шкала индексов предполагает, что компоненты, используемые для ее построения, присутствуют во всех анализируемых образцах (или добавлены в них). В этом случае для вычисления индексов используются реальные времена удерживания идентифицированных компонентов.

При построении Внешней шкалы индексов используются ожидаемые времена удерживания компонентов из градуировочной хроматограммы. При этом не требуется наличие опорных компонентов в анализируемых образцах, хотя точность вычисления индексов оказывается несколько ниже, чем при использовании внутренней шкалы.


Response factor
Фактор отклика

Ввиду того, что градуировочные зависимости в большинстве случаях линейны, наиболее информативным градуировочным коэффициентом является K1 (фактор отклика). Тем не менее, если выбрана нелинейная или не проходящая через начало координат градуировочная зависимость, все расчеты будут выполнены правильно, хотя в Таблице компонентов будет по прежнему присутствовать только коэффициент K1 (фактор отклика детектора).

Другие коэффициенты могут быть напечатаны через раздел отчета "Результаты градуировки" (См. Опции отчета).


Пересчитать

Данные, занесенные в Таблицу компонентов при ее создании, время от времени требуют обновления с целью скорректировать дрейф времен удерживания, коэффициентов отклика детектора и т.д. Периодичность обновления зависит от типа хроматографической системы, от стабильности ее работы в целом.

Для ручного обновления указанных параметров служит опция Метод / Градуировка / Пересчитать. Данная опция, наряду с обновлением градуировки, позволяет также выполнять некоторые полезные операции, в частности, обновлять по выбору:

Удерживание 	заменяет ожидаемые времена удерживания компонентов временами удерживания соответствующих пиков текущей хроматограммы. Данная операция позволяет скорректировать дрейф времен удерживания и должна выполняться до того, как произойдет нарушение правильности идентификации компонентов. Эту же операцию более удобно выполнять из диалогового листа Метод / Градуировка / Распознавание.

Индекс 	заполняет поле Индекс для компонентов с нулевыми индексами.

Коэффициенты 	пересчитывает все градуировочные коэффициенты для всех компонентов (реградуировка). Равнозначна операции Обработка / Градуировать, но действует только на текущий градуировочный уровень.

Коэфф.(остатка) 	пересчитывает коэффициент для  универсального компонента. Смысл этой операции -  пересчитать коэффициент  по данному компоненту так, чтобы нормировать сумму концентраций по всем найденным компонентам к введенной концентрации универсального (нулевого) компонента. Заявленная суммарная концентрация вводится в поле "Концентрация" в строку "Универсальный компонент" в столбце "Эта хр-ма"

При занесении точки на градуировочный уровень программа проверяет дрейф времен удерживания компонентов. Если для какого-либо компонента дрейф превысил половину идентификационного окна, система предлагает провести автоматическую коррекцию времен удерживания, в соответствии с текущей хроматограммой.


Единицы удерживания

Единицы удерживания выбираются из ряда:
секунды,
минуты,
микролитры,
миллилитры,
число измерений.

Объемные единицы больше подходят для жидкостной хроматографии, а временные - для газовой. Этот параметр влияет также на величину площадей пиков: для временных единиц площадь измеряется в ед.отклика · сек , а для объемных единиц - в ед.отклика · мкл.


Стандартный компонент

Под стандартным компонентом имеют ввиду:

1) компонент с известной концентрацией для расчета относительных концентраций ; Стандартный компонент для расчетов концентраций выбирается в диалоговом окне "Опции отчета" (Метод/Настройка отчета или Обработка/Выдать отчет)

2) компонент, выбранный как стандартный в диалоговом окне Установки из подменю Градуировка, меню Метод.  Используется в методах градуировки  Внутренний стандарт или  Табличный. Стандартный компонент для процедуры градуировки выбирается через опцию Метод/Градуировка/Графики.

Обычно один и тот же стандарт используется как для градуировки, так и для расчета концентраций, хотя это и необязательно.

Специальный компонент  может иметь свой собственный стандарт, отличный от принятого по умолчанию. Объявить компонент специальным и назначить для него свой стандарт можно через  опцию Метод / Градуировка /Графики....


Специальный компонент

Специальный компонент может использовать градуировочные параметры (база, канал, стандарт, формула), отличные от указанных в  диалоговом окне  Метод/ Градуировка/ Установки.  Специальные компоненты маркируются значком [р] в  Таблице компонентов в специальной графе Тип  при выводе отчета. Графа Тип может быть включена и в Таблицу пиков при выборе метода расчета "Заказной".


Universal component
Универсальный компонент

Программа "МультиХром" позволяет присвоить имя некого универсального компонента всем неидентифицированным пикам. Для создания универсального компонента необходимо в градуировочной таблице создать строку с временем удерживания, равным нулю. Параметры этой строки будут использованы для идентификации и расчета для всех неопознанных пиков. При отсутствии этой строки все неопознанные пики будут исключены из отчета.

Не забудьте ввести имя для универсального компонента, в противном случае данная строка  будет исключена из Таблицы компонентов!


Градуировочный график
Градуировочные кривые

 Данное диалоговое окно включает параметры, определяющие вид градуировочной зависимости по текущему  компоненту, а также показывает график градуировочной зависимости и градуировочные коэффициенты.

Здесь можно:

1. Посмотреть получившуюся градуировочную кривую по каждому из компонентов.

2. Изменить форму градуировочной кривой (тип аппроксимационной зависимости).

3. Исключить некоторые (выпадающие) точки из градуировочной кривой.

4. Установить для некоторых компонентов специальные (индивидуальные) градуировочные параметры.

Верхняя строчка над градуировочной кривой представляет собой ее аналитическое выражение в общем виде Q = К3·A^3 + K2·A^2 + K1·A + K0.

Ниже стоит значение среднего квадратичного отклонения (RMS), позволяющее оценить результаты аппроксимации.

Под графиком приведены коэффициенты градуировочной зависимости K0, K1, K2 и K3.

Компонент	выбор текущего компонента из списка

Удерживание	удерживание текущего компонента

Концентрация	концентрация текущего компонента

Метод градуировки	выбор метода построения градуировки

Таблица уровней градуировки

Включает следующие колонки:

Точка 	номер уровня градуировки для точки градуировочной зависимости для текущего компонента.

Концентрация 	концентрация текущего компонента в данной точке градуировочной зависимости.

Высота или площадь	высота или площадь пика компонента в данной точке градуировочной кривой, в зависимости от выбранной базы.

Файл	имя файла градуировочной хроматограммы, в котором хранятся данные для данной точки.

Использ. 	индикатор, показывающий, использована ли данная точка при расчетах градуировочных коэффициентах для текущего компонента (да/нет). Исключение/включение точек производится с помощью кнопки Использовать?

Параметры специального компонента

Доступны только для специальных компонентов.

Спец. 	столбец индикаторных кнопок (флажков), позволяющих сделать данный компонент специальным по идущим ниже параметрам.

Отклик 	показывает, высота или площадь  пика используются для расчетов для данного компонента.

Канал 	выбор опорного канала, используемого для измерения площади или высоты пиков.

Формула 	выбор  вида градуировочной зависимости;

Вес	выражение для взвешивающего коэффициента, используемого для вычисления градуировочных коэффициентов. Значение по умолчанию равно 1.

Стандарт	имя стандартного компонента

Концентрация стандарта	значение концентрации стандартного компонента

Кнопки:

Использовать? 	пересчитывает градуировочные коэффициенты для текущего компонента, исключив выбранную в Таблице уровней точку. Повторное нажатие опять учитывает исключенную точку в расчетах;

Пункты меню:	верхняя строка окна "Графики" содержит дополнительное меню

Занести в буфер	заносит график градуировочной зависимости текущего компонента в буфер обмена (Clipboard) для дальнейшего встраивания средствами Windows в различные документы.

Напечатать	выводит график градуировочной зависимости и градуировочные коэффициенты для текущего компонента на принтер.

Просмотр	предварительный просмотр градуировочного отчета на экране


Меню окна градуировочной зависимости

Скопировать в буфер	заносит график градуировочной зависимости текущего компонента в буфер обмена (Clipboard) для дальнейшего встраивания средствами Windows в различные документы.

Печать	выводит график градуировочной зависимости и градуировочные коэффициенты для текущего компонента на принтер.

Просмотр	предварительный просмотр градуировочного отчета на экране


Градуировочная зависимость

Градуировочная зависимость показывает зависимость количества компонента от отклика детектора

Имеется шесть видов градуировочных зависимостей:

K1·R	линейная зависимость, проходящая через начало координат, формула по умолчанию для всех компонентов, кроме  специальных;

K1·R + K0	линейная зависимость, не проходящая через начало координат;

K2·R^2 + K1·R	квадратичная зависимость, проходящая через начало координат;

K2·R^2 + K1·R + K0	квадратичная зависимость, не проходящая через начало координат;

K3·R^3 + K2·R^2 + K1·R	кубическая зависимость, проходящая через начало координат. Описывает S-образные градуировочные кривые;

K3·R^3 + K2·R^2 + K1·R + K0	кубическая зависимость, не проходящая через начало координат. Описывает S-образные градуировочные кривые;

См.также: градуировка.


Градуировка: Введение
Градуировка: введение в процедуру

Процедура  градуировки заключается в получении и обработке хроматограмм стандартных смесей с целью получения предварительной информации для   количественного анализа.

Процедура градуировки имеет две цели.

1.	Определить времена удерживания (объемы удерживания, индексы удерживания) анализируемых компонентов. Эта информация требуется для последующей идентификации компонентов в смеси неизвестного состава (качественный анализ смеси).

2.	Определить градуировочные коэффициенты, связывающие отклик детектора (высоту или площадь пика) и концентрацию каждого компонента в пробе. Эта информация нужна для расчета концентраций компонентов в анализируемой пробе (количественный анализ).

Как правило, обе цели достигаются одновременно, путем получения градуировочных хроматограмм для смесей с известным качественным и количественным составом.

Результатом этой процедуры является градуировочная кривая ,показывающая зависимость количества компонента от отклика детектора.

В программе «МультиХром» результаты градуировки хранятся как в методе, так и в каждой хроматограмме.

Основными типами градуировки являются  метод абсолютной градуировки и метод внутреннего стандарта. Кроме того, самостоятельно существует модифицированный, упрощенный метод абсолютной градуировки, называемый  табличным. Эти методы отличаются по способу построения градуировочной кривой.

Градуировка может быть  одноточечной и многоточечной.

См.также: Градуировка: основные операции


Абсолютная градуировка
Метод абсолютной градуировки.

Метод абсолютной градуировки  (называемая также градуировкой методом внешнего стандарта) - это основной, базовый способ градуировки.

Градуировка: строится зависимость высоты или площади соответствующего пика  от количества введенного в пробе компонента. При этом количество вычисляется как произведение объявленной концентрации стандарта на приведенный объем пробы:

Q = C · V' = С · V / D

 Процедура построения градуировочной зависимости Wi(R) может быть описана формулой

Wi(R) = RMS(Qij , Rij),

Расчет: сырое количество компонента вычисляется как отношение количества (найденного по полученной ранее градуировочной кривой)  к приведенному объему введенной пробы, т.е. представляет собой концентрацию компонента в анализируемом образце

Ci = Wi(Ri) / V'.

См. также: 	градуировка.
обозначения


Обозначения

При описании алгоритмов градуировки и количественного расчета использованы  следующие обозначения:

R	величина отклика детектора (площадь или высота, в зависимости от установки, выбранной в диалоговом окне Параметры градуировки)

V	объем введенной пробы

D	коэффициент разведения (указывает, в какое количество раз первоначальный раствор пробы был разведен перед вводом в хроматограф)

V'=V / D	скорректированный (приведенный) объем введенной пробы. Коррекция проводится с учетом коэффициента разведения

C	концентрация компонента в первоначальном растворе (перед разведением)

Q=C · V'	введенное количество компонента (используемое для построения градуировочной зависимости)

t	время удерживания компонента

t0	мертвое время (время удерживания абсолютно неудерживаемого компонента)

t'=t - t0	скорректированное (чистое) время удерживания

L	длина колонки

v=L / t0	линейная скорость потока

W(R)=K2·R^2+K1·R+K0	градировочная зависимость количества вещества в пике от отклика детектора. В случае линейной градуировочной зависимости, проходящей через начало координат, только коэффициент K1 отличается от нуля и таким образом Q=W(R)=K1·R. Концентрация компонента в анализируемой смеси вычисляется по формуле C=W(R) / V'.

RMS(Q, R)	процедура, используемая для вычисления коэффициентов регрессии градуировочной зависимости W(R) с использованием метода наименьших квадратов. Процедура в качестве исходных данных использует набор градуировочных точек (количество Q - отклик R) и тип выбранной градуировочной зависимости W(R). На выходе процедура дает коэффициенты  K2, K1 и K0 градуировочной зависимости W(R), используемой для вычисления количества компонента в пике Q = W(R).

Используемые индексы:

j	обозначает j-й градуировочный уровень,

s	обозначает стандартный компонент,

i	обозначает номер компонента

RMS обозначает применение метода наименьших квадратов для вычисления коэффициентов градуировочной зависимости, Qij - количество введенного i-го компонента в j-й градуировочной хроматограмме.


Метод внутреннего стандарта

Метод используется для увеличения точности вычислений на основе имеющейся у пользователя дополнительной информации о концентрации в пробе некоторого компонента, называемого внутренним стандартом.  Метод внутреннего стандарта использует известное значение  концентрации  стандарта в пробе  и полученное в данном разделении значение площади (высоты) пика стандарта для коррекции концентраций всех остальных компонентов.

Эта априорная информация может быть использована как на этапе градуировки (градуировка методом Внутреннего стандарта), так и на этапе расчета концентраций (расчет методом Внутреннего стандарта) для коррекции погрешностей дозирования и учета потерь при пробоподготовке.

Использование метода внутреннего стандарта как на этапе построения градуировочной кривой, так и для расчета концентраций существенно улучшает воспроизводимость анализа и точность определения относительных концентраций и коэффициентов.

Для расчета абсолютных концентраций необходимо получить абсолютную градуировочную кривую для внутреннего стандарта методом абсолютной градуировки.

Если градуировочная кривая для внутреннего стандарта неизвестна, принимается линейная зависимость с концентрационным коэффициентом, равным 1. При этом для компонентов могут быть вычислены только относительные коэффициенты отклика.

Следует различать собственно  количественный расчет методом внутреннего стандарта и градуировку методом внутреннего стандарта.

Количественный расчет методом внутреннего стандарта проводится для вычисления  относительных концентраций компонентов в образце и служит для уменьшения погрешностей при подготовке и вводе проб. Концентрации компонентов при этом  корректируются относительно концентрации выбранного стандартного компонента  (концентрация стандарта вводится в поле "Концентрация станд." диалогового окна "Опции отчета").

Концентрация  i-го компонента вычисляется по формуле:

Ci = Cs · Wi(Ri) / Ws(Rs)

Если имеется абсолютная градуировочная зависимость для стандартного компонента, то можно вычислить абсолютные концентрации всех компонентов пробы.

Если градуировочный график стандарта неизвестен, то принимается, что он носит линейный характер, проходит через начало координат и Фактор отклика    для него равен единице. Это приводит к тому, что система ведет себя аналогично "классической" градуировке методом Внутреннего стандарта и рассчитывает относительные коэффициенты отклика детектора. Если зависимость линейна, этот подход обеспечивает правильные величины Относительной концентрации, процентов Относительной концентрации и Нормализованной концентрации. Абсолютная концентрация в этом случае не имеет смысла и вычислена быть не может.

Градуировка методом внутреннего стандарта - это средство для получения более точной градуировочной кривой.

При этом количества всех компонентов, кроме стандартного, определяются выражением:

Qi = Ci · Ws(Rs) / Cs

Градуировочные кривые  W'i(R) строится в координатах  (Q', R):

W'i(R) = RMS(Q'ij, Rij)

 Если известна абсолютная градуировочная кривая стандартного компонента  Ws(R), градуировочные кривые всех остальных компонентов пригодны для расчета всех типов концентраций.

Использование методов внутреннего стандарта как для градуировки, так и для расчетов, предполагает, что все компоненты смеси ведут себя аналогично выбранному стандартному компоненту. Для компонентов с сильно отличными химическими, физическими или хроматографическими свойствами рекомендуется назначать индивидуальные стандарты (см: Специальные компоненты).

При этом точность определения абсолютных концентраций определяется во многом точностью получения абсолютной градуировочной кривой для внутреннего стандарта.

См. также: 	градуировка;

обозначения.


Табличная градуировка

Табличный метод градуировки является упрощенным вариантом абсолютной градуировки.

Фактор относительного отклика одного из компонентов (стандартного компонента) принимается равным единице и этот компонент градуируется с использованием метода внешнего стандарта:

Ws(R) = RMS(Csj · V'j, Rsj).

Другие компоненты не градуируются. Градуировочная кривая  i-го компонента рассчитывается умножением кривой для стандартного компонента на заданный в таблице компонентов фактор отклика  (коэффициент  K1i) :

 Wi(Ri) = K1i · Ws(Ri)

Относительные коэффициенты отклика  компонентов могут быть получены расчетным путем, из литературных данных или методом внутреннего стандарта.

Градуировочная кривая стандартного компонента может быть нелинейной. В этом случае градуировочные кривые всех остальных компонентов будут подобны.

Если абсолютная градуировочная кривая стандартного компонента неизвестна, возможен расчет только относительных концентраций.


Относительные коэффициенты отклика

Относительные коэффициенты отклика детектора определяются по отношению к выбранному стандартному компоненту. Для стандартного компонента относительный коэффициент отклика принимается равным 1. Как правило, они требуются при  использовании метода градуировки Табличный.

Относительные коэффициенты отклика могут быть взяты из литературных данных или получены экспериментально.

Для некоторых детекторов они могут быть рассчитаны, исходя из справочных данных или эмпирических зависимостей.

Для экспериментального получения относительных коэффициентов отклика детектора используется метод внутреннего стандарта. При этом принимается, что градуировочный график стандарта носит линейный характер, проходит через начало координат и Фактор отклика  для него равен единице.

Рекомендуемый порядок расчета относительных коэффициентов.

1. Получите абсолютную градуировочную зависимость для всех интересующих компонентов, используя соответствующие градуировочные смеси.

2. В диалоговом окне "Параметры градуировки" (Метод / Градуировка... / Графики) поставьте метод градуировки "Внутренний стандарт". Выберите компонент - стандарт для градуировки.

3. В Таблице компонентов (Метод / Градуировка... / Компоненты) в колонку "ФО" для стандартного компонента введите значение 1.

4. Выберите пункт меню Метод / Градуировка... / Пересчитать. Все абсолютные градуировочные коэффициенты будут пересчитаны в относительные.

5. Запомните результаты, записав метод на диск.


Одноточечная градуировка

В этом случае для построения градуировки компонента используется только один градуировочный образец, для каждого компонента на градуировочной кривой имеется только одна точка,  её зависимость линейна и проходит через начало координат.


Многоточечная градуировка

Многоточечная градуировка означает, что  для построения  градуировочной кривой снимается несколько градуировочных хроматограмм. При этом градуировочная кривая для каждого компонента имеет несколько точек, может быть нелинейная и может не проходить через начало координат. Для вычисления градуировочных коэффициентов используется метод наименьших квадратов.

См. также: уровень градуировки.


Уровень градуировки

Каждый уровень градуировки  соответствует одному хроматографическому разделению (хроматограмме) и включает в себя такую информацию, как концентрация компонента, площадь или высота соответствующего пика, приведенный объем пробы и др. для всех компонентов Таблицы компонентов. На градуировочной зависимости компонента каждый уровень представляется точкой.

Если уровень градуировки больше нуля, данная хроматограмма считается градуировочной, концентрации компонентов в пробе считаются известными (они должны быть занесены в Таблицу концентраций), данные из нее будут использованы для расчета градуировочных коэффициентов.

При запуске хроматограммы ее градуировочный уровень считается равным нулю. Это означает, что полученные хроматографические данные по окончании хроматограммы будут использованы программой для расчета концентраций компонентов анализируемой смеси, исходя из имеющихся в Таблице компонентов градуировочных коэффициентов. Полученную хроматограмму можно сделать градуировочной, занеся данные из нее на любой отличный от нуля уровень

Перед проведением процедуры градуировки рекомендуется заранее создать многоуровневую градуировочную таблицу (Таблицу концентраций) и  внести концентрации всех компонентов для всех запланированных уровней градуировки. Хотя, по желанию пользователя, можно создавать новый уровень после каждого градуировочного разделения.

См. также: 	градуировка
многоточечная градуировка
одноточечная градуировка.

.


Таблица концентраций

Таблица концентраций содержит информацию о концентрациях всех компонентов, описанных в Таблице компонентов, на каждом из градуировочных уровней. При заполнении градуировочных уровней сюда также заносится информация о площадях (высотах) пиков, и объемах введенной пробы из соответствующих градуировочных хроматограмм.

Единицы	наименование единиц концентрации, использованных в данном случае. Введенные единицы служат только для информации, их изменение не влияет на расчет значений концентраций компонентов.

Отображаемая величина 	поле, позволяющее выбрать из списка отображаемую в колонках Таблицы концентраций величину (концентрация, высота, площадь, объем).

Колонки таблицы концентраций:

Номер 	порядковый номер компонента

Название	имя компонента, автоматически взятое из Таблицы компонентов

Эта хр-ма 	концентрации компонентов в текущей хроматограмме, рассчитанные из площадей (высот) пиков и градуировочных коэффициентов. Значения недоступны для редактирования.

Уровень 1, Уровень 2 ...	концентрации компонентов в градуировочных хроматограммах, заявленные пользователем для соответствующего градуировочного уровня. В зависимости от выбора в поле "Отображаемая величина" может содержать также высоту или площадь пика, а также объем введенной пробы.

Кнопки:

<Добавить>.	добавляет новый уровень градуировки в Таблицу концентраций

<Удалить>	удаляет текущий уровень градуировки (столбец таблицы, в котором расположен курсор) из Таблицы концентраций

<Заменить>	заполняет текущий уровень информацией из текущей градуировочной хроматограммы. При окончании редактирования Таблицы концентраций будут пересчитаны все градуировочные коэффициенты.

<Инфо>	вызов окна с дополнительными параметрами по всем градуировочным точкам

<ОК>	принимает все изменения, внесенные в Таблицу концентраций

<Cancel>	отменяет все изменения, внесенные в Таблицу концентраций в текущем сеансе редактирования

См.также: создание Таблицы концентраций


Таблица концентраций: Добавить точку

Создание градуировочной точки
номер новой градуировочной точки. Если какой-то уровень отсутствует (был удален), по умолчанию будет предложен именно его номер.

 Одинаковые конц.для всех комп.
установка указанной концентрации для всех компонентов данного уровня.

 Копировать концентрации точки
копирование концентрации с любого из существующих уровней на данный уровень

 Градуировать сразу по рабочей хр-ме
установите флажок, чтобы использовать текущую хроматограмму для градуировки данного уровня сразу по окончании редактирования таблицы концентраций.


Таблица концентраций: Инфо

Диалоговое окно «Общие данные градуировочных точек» содержит для всех градуировочных уровней следующие дополнительные параметры, сведенные в таблицу:

Гр точка	наименование градуировочной точки. Возможные значения:

Эта хр-ма	значения параметров для текущей хроматограмы

Точка 1 ... Точка N	значения параметров для i-й градуировочной точки

Объем	объем пробы

Разведение	разведение образца перед анализом

Количество	количество взятого образца

Файл	имя файла. Для текущей хроматограммы дается полное имя файла (включая полный путь).


Создание Таблицы концентраций

Для создания Таблицы концентраций:

1.	Получите хроматограмму градуировочной смеси.

1.	 Заполните Таблицу компонентов;

1.	Откройте Таблицу концентраций (Метод / Градуировка... / Концентрации...). Вновь созданная таблица содержит два столбца: имен компонентов («Название») и их концентраций («Эта хр-ма»), посчитанных исходя из  градуировочных коэффициентов (берутся из Таблицы компонентов). Оба этих столбца недоступны для редактирования пользователем.

1.	Нажмите кнопку Добавить. При этом в таблице появится новый столбец Уровень 1. Заполните его концентрациями компонентов в первой градуировочной пробе. Как правило, здесь используется та же проба, что и для получения Таблицы компонентов.

1.	Аналогично создайте и заполните для каждой градуировочной смеси, которую Вы будете использовать, по одному уровню градуировки. Если Вы намереваетесь сделать несколько анализов одной и той же пробы, необходимо создать по одному уровню на каждую хроматограмму образца.

1.	Перезапишите метод (Хроматограмма / Сохранить метод как...) и хроматограмму (Хроматограмма / Записать...).

Если уровень градуировки не содержит информацию о высоте или площади соответствующего пика, такой уровень считается пустым и не используется для расчетов по данному компоненту!


Создание Таблицы компонентов

Для создания Таблицы компонентов необходимо получить градуировочную хроматограмму, т.е. хроматограмму градуировочной пробы, содержащую все компоненты, которые будут в дальнейшем определяться в анализируемых смесях.

1. Выберите опцию Метод / Градуировка / Компоненты.
При этом в окне под хроматограммой появится Таблица компонентов, пока еще незаполненная.  Если в загруженном методе уже имелась Таблица компонентов, ее можно стереть, выбрав опцию Таблица / Удалить таблицу.

2. С помощью мыши нажмите имеющуюся над таблицей кнопку <Добавить>. Можно действовать и помощью клавиатуры: выбрать команду Таблица / Добавить компонент. В таблице появится новая строка.

- В первый столбец новой строки введите номер пика, которому хотите дать имя. Нажмите клавишу [->] и во втором столбце появится его время удерживания.

- Введите ширину окна идентификации в колонку «Окно%»:
3-10% в зависимости от Вашей хроматографической системы.

- Введите имя компонента. Компоненты  без имени будут исключены из Таблицы компонентов по окончании ее редактирования.

- Если необходимо, заполните остальные колонки для данного компонента:

Репер (да/нет) -	признак реперных компонентов

Группа -	номер группы, присвоенный данному компоненту. Данный параметр используется для групповой идентификации компонентов.

Индекс -	индекс компонента.  Для расчета индексов необходимо ввести индексы как минимум для двух компонентов.

ФО -	фактор отклика. По умолчанию устанавливается  равным 1.

3. Повторите указанные выше действия для каждого компонента, который Вы хотите добавить в Таблицу компонентов. Можно удалить текущую строку из таблицы компонентов, указав мышкой на кнопку <Удал.> или выбрав опцию Таблица / Удалить компонент.

4. Закройте Таблицу компонентов, указав мышкой на кнопку <ОК>, расположенную над таблицей. Если Вы не хотите вносить сделанные изменения в Таблицу компонентов, выберите кнопку <Отмена>.

5. Перезапишите метод (Файл / Сохранить / Метод ) и хроматограмму (Файл / Сохранить / Хроматограмму).


Отклик детектора

Откликом детектора для данного компонента является площадь или высота соответствующего  пика, в зависимости от выбранной базы для расчетов. База выбирается в диалоговом окне  Метод / Градуировка / Графики, изменением параметра "Отклик".


Количество

Количество компонента в градуировочной смеси определяется как произведение концентрации компонента C на  приведенный объем пробы V'.

Q = C · V'	для  градуировки методами абсолютной градуировки или  табличным

Q = C · Ws(Rs) / Cs 	для  градуировки методом  внутреннего стандарта,

где  Ws(Rs) -  расчётное количество стандартного компонента в текущем разделении,  а

          Cs -        известная концентрация стандартного компонента в смеси.


Расчетное количество

Расчетное количество  W(R) определяется из градуировочной кривой. Используется для вычисления сырого количества компонента.


Сырое количество

Это концентрация компонента, вычисленная как отношение  расчетного количества к  приведенному объему пробы.

C = W(R) / V'


Приведеный объем пробы
Приведенный объем пробы

Это отношение введенного объема пробы  к  величине разбавления образца.  Равен объему исходного образца без его дополнительного разбавления перед анализом.

V' = V / D


Градуировочная кривая

Градуировочная кривая - это график зависимости  количества компонента от  отклика детектора. Используется для определения  величины расчетного количества компонента.

Градуировочная кривая описывается градуировочной формулой. Для расчета  коэффициентов градуировочной зависимости используется метод наименьших квадратов.

В случае  метода табличной градуировки для расчета градуировочных кривых всех остальных компонентов используется градуировочная кривая стандартного компонента:

Wi(R) = K1i · Ws(R)


Количественный расчет

Количественный расчет - это процедура, дающая ответ на вопрос: "Какова концентрация компонентов в исходном  образце?". Для её проведения необходимо предварительно выполнить другую процедуру, называемую  градуировка.

Если градуировка проведена правильно, для каждого компонента можно узнать величину, называемую сырое количество, которая либо является концентрацией компонента в тестируемой смеси, либо пропорциональна ей.


 Опции отчета

Данное диалоговое окно доступно через пункты меню Обработка / Выдать отчет или
Метод / Настройка отчета, а также иконку [image] пиктографического меню

Диалоговое окно «Опции отчета» разделено на  нескольких полей - областей окна, каждое из которых содержит некоторые функции и опции, сгруппированные по назначению.

Разделы отчета 	В левой части окна приведен список составных частей отчета. Отмеченные мышкой части будут  включены в отчет.

Другие разделы отчета	Дополнительные разделы, которые могут быть включены в отчет

Куда направить отчет 	поле, определяющее устройство для вывода. Можно выбирать несколько устройств вывода одновременно. Сюда же по назначению относится группа установок Параметры печати в файл.

Таблица пиков 	поле, содержащее набор параметров, определяющих структуру  таблицы пиков в отчете.

Шаблоны и разделители
выбирается *.rtt файл, содержащий все заголовки отчета на определенном языке

Разделитель 	тип разделителя, используемого для разделения колонок таблиц при выводе отчета

Параметры печати в файл
параметры печати в файл становятся доступными, если отчет направляется в файл.

Кнопки:

<Отчет>	принимает все установки и изменения и выдает отчет.

<Принять>	принимает все установки и выходит из диалогового окна

<Просмотр>	предварительный просмотр отчета на экране (как будет выглядеть отчет при печати на принтере)

<Отмена>	отменяет все сделанные изменения и выходит из диалогового окна

<Страница>	позволяет редактировать параметры страницы, если отчет выводится на принтер

<Столбцы>	при выборе метода расчета «Настройка»


Просмотр

Функция предварительного просмотра отчета на экране (как будет выглядеть отчет при печати на принтере). Страницы отчета можно листать клавишами [PgUp] и  [PgDn], а также щелкая мышью на линейке прокрутки.


Отчет

Выдача отчета в соответствии с сделанными установками.


Принять

Прием сделанных установок и выход из диалогового окна «Опции отчета»


Разделы отчета

Данная область диалогового окна "Опции отчета" содержит список разделов, которые могут быть выборочно включены в отчет.

 Общее 	общая информация из паспорта хроматограммы о времени запуска анализа, имени хроматограммы, имени оператора, имени файла и метода, и т.д.

 Проба	информация о пробе (описание пробы, объем, разведение и т.д.)

 Колонка	информация о колонке (описание сорбента, размеры колонки, размер частиц сорбента, мертвое время колонки, пористость сорбента)

 Элюент	информация об элюенте (описание элюента, скорость, температура, рабочее давление)

 График	включает в отчет график хроматограммы. При выводе отчета на экран график не печатается. При выводе отчета на принтер хроматограмма печатается в полном соответствии с ее видом в окне.
При выводе отчета в файл график печатается в файл .wmf формата (Windows metafile), с тем же именем, что и файл текстового отчета.

 Таблица пиков	включает в отчет Таблицу пиков. (Таблица пиков содержит основные результаты анализа). Если какие-либо компоненты в Таблице компонентов объединены в группы, будут напечатаны также групповые таблицы пиков.

 Комментарий	включает в отчет дополнительное описание анализа в свободной форме. Комментарий заполняется в Паспорте хроматограммы.

 Журнал	включает в отчет Журнал метода и Журнал данных.


Дополнительные разделы

В данное поле сгруппированы редко используемые разделы отчета, включаемые в отчет как дополнительная информация.

 Измерение	параметры настройки процесса приема данных, установленные в диалоговом окне "Измерение"

 Разметка	параметры настройки процесса интегрирования хроматограммы, установленные в диалоговом окне "Параметры разметки"

 Градуировка	параметры градуировки и идентификации

 Табл. компонентов	таблица компонентов

 Рез-ты градуир.	градуировочные коэффициенты K0, K1, K2 и стандартное отклонение для всех компонентов. Градуировочный график по каждому компоненту можно распечатать из диалогового окна "Графики"

 Таблица каналов	описание каналов АЦП, используемого для приема хроматографических данных. Кроме того,  для каждого канала приводится величина шума и дрейфа базовой линии, величина среднеквадратичного отклонения и амплитудное значение сигнала за время данной хроматограммы ( выраженные в дискретах АЦП и в выбранных физических единицах отклика по каналам)

 Спектр.отношения	относительные отклики  по всем каналам хроматограммы (за единицу принимается отклик опорного канала, выбранного в диалоговом окне "Компоненты"). Спектральные отношения приводятся для всех пиков, вне зависимости от того, идентифицированы они или нет. В случае многоканальных хроматограмм спектральные отношения представляют дополнительную информацию для идентификации компонентов.


Опции отчета: Таблица пиков

Метод расчета:	выбор метода расчета концентраций компонентов.

Станд.компонент:	выбор стандартного компонента

Концентрация станд.:	концентрация стандартного компонента

Нормировка:	величина, на которую нормируется сумма концентраций компонентов в Таблице пиков при расчетах методами Нормализация и Внутренняя нормализация. По умолчанию действует значение 100 (%).

Порядок печати:	порядок строк в таблице пиков:
1) по пикам; неидентифицированные (соответствующие универсальному компоненту) пики присутствуют, пропущенные компоненты -нет
2) по компонентам; сумма концентраций неидентифицированных пиков представлена в одной строке, пропущенные компоненты  с нулевой концентрацией включены в отчет
3) по группам

<<Столбцы	кнопка выбора списка названий колонок, которые будут включены в Таблицу пиков . Доступна только при установке метода расчета Заказной

 Отчет о всех пиках 	выбор этой опции включает в отчет строки с нулевыми концентрациями компонента. Опция доступна только для методов расчета "Заказной", "Расчет индексов", "Тест колонки".

 Группы	этот флажок включает в отчет отдельную таблицу пиков для каждой группы компонентов


Куда направить отчет

Это совокупность опций, определяющих устройство для вывода отчета, а также некоторые требуемые для этого параметры. Можно выбирать несколько устройств вывода одновременно.

 Экран	вывод отчета на экран

 Принтер	вывод отчета на принтер

<Просмотр>	предварительный просмотр отчета на экране (как будет выглядеть отчет при печати на принтере)

 Файл	вывод отчета в файл. При этом становятся доступными параметры печати в файл


Отчет:параметры печати в файл
Параметры печати в файл

Параметры печати в файл становятся доступными, если установлен флажок «Файл»

Каталог	каталог для записи файла отчета (по умолчанию - c:/mlcw15/reports)

<Пролистать>	кнопка, позволяющая сменить каталог для записи файла отчета

Имя 	имя файла отчета. Если в отчет включен график хроматограммы, отчет сохраняется в формате  WMF (Windows Metafile), под тем же именем, нo с расширением *.wmf.

Режим	режим вывода отчета в файл:

 Переписать	файл отчета пишется поверх существующего

 Дополнить	отчет добавляется к имеющемуся файлу

Кодировка	Используемая таблица кодировки символов. Параметр важен для печати русских букв.

 Windows	использование кодировки ANSI, принятой в оболочке Windows

 DOS	использование альтернативной ASCII кодировки, являющейся стандартом де-факто для приложений DOS

Программа	полное имя программы, запускаемой по окончании записи отчета в файл. Используется для дальнейшей обработки отчета другой программой. Если после имени программы стоит параметр «@», вместо него ставится полное (включая диск и директорию) имя файла отчета.


Пролистать

Данная кнопка позволяет сменить каталог для записи файла отчета.


RTT файлы
RTT файлы (файлы формата отчета)

Программа «МультиХром» имеет гибкую двухуровневую систему настройки отчета. Первый из них - из диалогового окна Опции отчета,  второй - путем редактирования файла шаблона отчета (.rtt - файла).

На первом уровне пользователь может выбрать подходящий RTT-файл шаблона, разделы, включаемые в отчет, определить формы Таблицы пиков и т.д.

Второй путь настройки отчета - через редактирование RTT файла шаблона. Это более сложный, требующий аккуратности,  внимания и знания некоторых принципов, путь. Тем не менее, он дает возможность более гибкого управления. Имя RTT- файла сохраняется в методе, что позволяет создавать свой стиль отчета для каждого метода.

RTT-файлы - это обычные текстовые файлы, записанные в кодировке ANSI (кодировка, принятая в Windows). Для их модификации можно пользоваться редактором Notepad, входящим в состав любой системы Windows. Рекомендуется не модифицировать исходные RTT файлы, поставляемые с системой (ENGLISH.RTT, GERMAN.RTT, RUSSIAN.RTT), а записывать измененные файлы под новым именем. Исходные тексты RTT файлов содержат комментарии, позволяющие понять смысл строк и разделов.

RTT файлы содержат форматы, использующиеся при выводе всех данных в отчет, при печати на экран, на принтер или в файл. Они могут содержать комментарий - строки, начинающиеся двумя косыми чертами (//).

RTT файл состоит из разделов, начинающихся именем раздела в квадратных скобках. Например:

[PRN_HEADER]

  ...

 [PRN_SAMPLE]

  ...

Каждый раздел отчета в диалоговом окне "Опции отчета" имеет соответствующий ему раздел в RTT файле.

Раздел  [PRN_END] завершает печатаемую часть отчета.

Раздел  [PRN_CALIBGRAPH] соответствует информации, печатаемой из диалогового окна "Графики". Если в разделе присутствует строка RS_CHROMPLOT, он относится к градуировочному графику, а не к хроматограмме.

Каждая строка внутри раздела состоит из двух частей, разделенных вертикальной линией (|). Первая часть представляет собой строку формата на языке "С" (например, "Duration = %5.2f\n"). Вторая часть - это внутреннее имя переменной, которая будет печататься в указанном формате (например, RUN_DURATION).

При редактировании RTT файлов могут появляться ошибки, приводящие к сбоям во время исполнения программы. Самый простой способ избежать их - не модифицировать строки формата. При этом можно переносить строки из раздела в раздел (перенесенный параметр будет ассоциироваться с другим разделом отчета), удалять строку (удаленный параметр не появится в отчете).

Если удаление и перемещение строк не может решить Ваших проблем,  придется более подробно изучить синтаксис строк формата языка "С".

Каждая строка формата содержит текст, в который включены спецификация формата и специальные знаки.

Специальные знаки начинаются со знака обратной черты (\):

\n 	конец строки

\t 	табуляция

\p 	конец страницы

\\ 	символ "обратная черта" (\)

\%	 знак процентов (%)

Спецификация формата начинается со знака процентов (%) и имеет следующую форму:

%[width] [.prec] [type]

[width]	минимальное количество печатаемых знаков, заполняемых пробелами или нулями. Может быть опущен.

[.prec]	максимальное число печатаемых знаков. Для целых чисел - минимальное число печатаемых знаков (точность). Точка перед цифрами точности обязательна. Может быть опущен.

[type]	тип печатаемой переменной. Обязательный операнд.

s	текст

f	действительное число с фиксированной плавающей точкой

g	то же, что и "f", но с возможностью  конвертирования в число с порядком

d	двухбайтное  целое число

ld	четырехбайтное целое число

Если сразу после знака "%" стоит знак "-", печатаемая величина выравнивается влево, в противном случае - вправо.

Существует параметр, не включенный в стандартные RTT файлы: RS_RAWDATA. Данный параметр вызывает печать исходных хроматографических данных и может занимать очень много места. Данный параметр используется для передачи исходных данных в другие программы через файл отчета.

Два раздела, [CUSTOM_TITLE] и [CUSTOM_FORMAT], определяют правила, по которым будет напечатана Таблица пиков.

[CUSTOM_TITLE]	содержит заголовки колонок

[CUSTOM_FORMAT]	содержит информацию о ширине колонок и точности выводимых данных.


Шаблоны и разделители

Шаблоны	выбор шаблона для отчета. В установочный комплект программы входят шаблоны, расчитанные на различные языки. Кроме того, имеется специальный шаблон export.rtt для экспорта отчетов в электронные таблицы или базы данных.

Разделители	выбор символа-разделителя для таблиц отчета

Табулятор	устанавливает размер табуляции при выводе отчета на экран. Данная установка работает, если выбран тип разделителя «Табулятор» или символы табуляции содержатся в RTT-файле.


Разделитель

Столбцы в отчете разделяются по умолчанию пробелами. Однако, для удобства экспорта таблиц в другие приложения, например, базы данных или электронные таблицы, предпочтительны другие типы разделителей.

Допустимые типы разделителей в программе «МультиХром»:

Пробел	разделитель по умолчанию

Табуляция	основной тип разделителя при экспорте данных в электронные таблицы

Запятая	альтернативный разделитель

Точка с запятой	альтернативный разделитель


Таблица пиков

Таблица пиков представляет результаты качественного  и количественного определения анализируемой пробы и содержит для всех идентифицированных компонентов анализируемой смеси такие параметры как номер пика на хроматограмме, высота или площадь, концентрация и т.д. Количество и тип включаемых в Таблицу пиков столбцов определяется использованным Методом расчета концентраций.


Метод расчета концентраций

Программа "МультиХром" имеет несколько стандартных форм отчета, определяемых опцией Метод расчета  из диалогового окна Опции отчета. Эти формы соответствуют расчетам концентраций компонентов по хорошо известным всем методам.

Доступные методы расчета концентраций:

Нормировка отклика

Внутренняя нормализация

Абсолютная концентрация

Относительная концентрация

Тест колонки

Расчет индексов	расчет индексов удерживания

Настройка	позволяет произвольно выбрать тип и число колонок в таблице пиков.


Report header
Заголовок отчета

Типичный заголовок отчета зависит от опций, выбранных в диалоговом окне  "Опции отчета" из меню Метод.


Нормализация
Нормировка отклика

Сумма откликов детектора нормируется на величину NORM (по умолчанию - 100%), указанную в поле "Нормировка" диалогового окна "Опции отчета ":

Ci = NORM · Ri / Σ(Ri)

Производится расчет по всем пикам, независимо от того, идентифицированы они или нет.

Метод "Нормировка отклика" работает всегда, вне зависимости  от того, проводилась ли градуировка системы, заполнен ли паспорт хроматограммы и т.д. Все идентифицированные пики получают имена.


Quantity normalization
Внутренняя нормализация (Нормировка концентраций)

Дает одновременно концентрацию (сырое количество) компонента и   отношение концентрации компонента к сумме  концентраций всех компонентов, нормализованное на величину NORM:

Ci = NORM · Wi(Ri) / Σ(Wi(Ri)),

где  NORM - это задаваемый пользователем в диалоговом окне Опции отчета коэффициент нормализации, по умолчанию равный 100.

При выборе метода нормализованной концентрации в отчет включаются столбцы:
Номер,
Время,
Высота,
Площадь,
ФО,
Концентрация,
Концентрация%,
Название.

В отчете приводятся только компоненты с ненулевой концентрацией (т.е. идентифицированные пики с отличным от нуля коэффициентом "ФО ". Если Таблица компонентов содержит т.н. "Универсальный компонент", будут приведены все пики.

Метод требует обязательной градуировки системы.


Абсолютная градуировка
Абсолютная концентрация

Абсолютная концентрация - метод расчета, дающий концентрацию (сырое количество), рассчитанную прямо из градуировочной зависимости, без каких-либо пересчетов:

Qi = Wi(Ri) / V'

Метод включает столбцы:

Номер,
Время,
Высота,
Площадь,
ФО,
Конц.,
Конц. %,
Название.

Приводятся только пики с ненулевой концентрацией. Если Таблица компонентов содержит т.н. Универсальный компонент, будут приведены все пики.

Метод требует обязательной градуировки системы.

См.также: Обозначения


Тест колонки

Тест колонки - метод расчета, вычисляющий набор характеристик, необходимый для оценки качества хроматографической колонки: линейную скорость элюента, фактор  емкости (коэффициент удерживания), число теоретических тарелок, высота эквивалентная теоретической тарелке и асимметрия пика.

Метод Тест колонки включает столбцы:

Номер,
Время,
k',
ТТ,
ТТ/м,
ПВЭТТ,
Асимметрия,
Название.

Для расчета всех приведенных параметров требуется задание длины колонки, мертвого времени, размера частиц сорбента.
Расчет ведется только для идентифицированных компонентов с ненулевой концентрацией.


Заказной метод
Настройка (Заказной метод)

Заказной метод дает пользователю возможность выбрать столбцы, включаемые в таблицу пиков, самостоятельно. При этом, если позволяют исходные данные, программа вычислит все требуемые значения. Используя Заказной метод, можно проводить расчет любым имеющимся в  программе "МультиХром" методом и использовать любые их комбинации. Достоверность полученных результатов зависит от полноты информации, предоставленной пользователем для расчетов.

Столбцы таблицы пиков

Номер пика	номера пиков, в порядке их выхода.

Время выхода	времена (в мин) или объемы (в мл) удерживания компонентов, в зависимости от используемых единиц удерживания по оси Х. Итоговая величина отвечает продолжительности хроматограммы.

Полуширина	ширина пиков на половине высоты. Итоговая величина показывает среднее значение полуширины для всех пиков хроматограммы.

Высота	высота пиков. Высота измеряется в единицах, установленных в описании канала хроматограммы.
Итоговая величина равна сумме высот.

Высота%	Проводится нормализация высот всех пиков, включенных в Таблицу пиков, на величину NORM, указанную в поле Норма в бланке Опции отчета (по умолчанию - на 100%).

Hi% = NORM · Hi / Σ(Hi)

Площадь	площадь пиков. Единицы измерения площадей пиков зависят от выбранных единиц по осям Х и Y. Пусть по оси Y отклик детектора измеряется в [мВ]. Тогда при выборе временных единиц по оси Х (сек и мин) площадь будет измеряться в [мВ*сек], при выборе объемных (мкл и мл) -  в [мВ*мкл].
Итоговая величина равна сумме площадей всех пиков.

Площадь% 	Проводится нормализация площадей всех пиков, включенных в Таблицу пиков, на величину NORM, указанную в поле Норма в бланке Опции отчета (по умолчанию - на 100%).

Ai% = NORM * Ai / Σ(Ai)

Фактор емкости

Разрешение	разрешение между двумя соседними пиками (i и (i+1))

Эффективность (TP)

Эффективность (TP/m)

Приведенная высота теоретической тарелки

Асимметрия пиков	вычисляется на 1/10-ой от высоты пика как отношение ширины за вершиной пика к ширине перед его вершиной:

As = W2 / W1

Фактор отклика (RF)	фактор отклика детектора

Концентрация	значения абсолютной концентрации, вычисленной по методу Внешнего стандарта).

Концентрация%

Отн. концентрация

Отн. Концентрация%

Индекс

Тип

Номер группы	для каждой группы компонентов создается дополнительная таблица пиков, в которую включены только пики, относящиеся к данной группе. Эти групповые отчеты следуют за сводным отчетом (содержащим информацию обо всех компонентах). Каждый из них содержит данные по одной группе.

Любой метод, за исключением Заказного, не включает столбец Группа в сводную таблицу, а включает его в дополнительную таблицу по группе.

Название компонента	в этом столбце указаны названия идентифицированных компонентов.

Имя файла 	в этом столбце указано имя файла хроматограммы. Этот столбец предназначен для облегчения импорта результатов расчета в электронные таблицы: после вывода отчета в файл в режиме добавления можно отсортировать все строки получившегося файла так, чтобы результаты по каждому компоненту находились рядом, при этом в поле "Имя файла" можно найти ссылку на тот  анализ, откуда получены данные.

Заголовок	в этом столбце указан заголовок паспорта хроматограммы. Заголовок дает дополнительный ключ для сортировки хроматограмм во внешних базах данных.

Спектральное отношение	относительные отклики  по всем каналам хроматограммы (за единицу принимается отклик опорного канала, выбранного в диалоговом окне "Компоненты").
Спектральные отношения расчитываются только для многоканальных хроматограмм и приводятся для всех пиков, вне зависимости от того, идентифицированы они или нет.


Эффективность (Nтт)
Число теоретических тарелок (Nтт)

Число теоретических тарелок Ni для i-го хроматографического пика вычисляется по формуле:

Ni = 2 · Pi * (ti * Hi / Ai)^2,

где Pi = 3.1415926..., ti - время удерживания, Hi - высота, Ai - площадь пика. Эта формула обеспечивает для отдельно стоящих пиков величины очень близкие к тем, что получаются при обычно используемой формуле:

Ni = 5.54 * (ti / Wi)^2,

где Wi - ширина на половине высоты пика. Первая формула предлагает более точные величины для неразделенных пиков, потому что ошибка определения ширины на полувысоте для этих пиков намного больше ошибки определения высоты или площади. Итоговая величина для этого столбца равна среднему для приводимых пиков.


Эффективность на метр
Количество теоретических тарелок на метр

Количество теоретических тарелок на метр N' вычисляется следующим образом:

N' = Ni ·* 1000 / L,

где L - длина колонки в mm. Итоговая для этого столбца равна среднему для приводимых пиков.


ВЭТТ
Приведенная высота, эквивалентная теоретической тарелке

Приведенная высота, эквивалентная теоретической тарелке, вычисляется по формуле:

Hi = 1000 * L / (Ni ·* dp).

где L - длина колонки в мм, dp - диаметр частиц в мкм.


ФО
Фактор отклика детектора

Ввиду того, что градуировочные кривые в большинстве случаях линейны, наиболее разумным градуировочным коэффициентом для этих случаев является K1 (фактор отклика). Другие коэффициенты могут быть напечатаны через раздел отчета Результаты градуировки.

Итог для столбца равен средневзвешенному фактору отклика с весом, равным отклику (площади или высоте). Этот итог может использоваться как коэффициент для универсального компонента.

См.также: Градуировочная формула


Относительная концентрация

Этот столбец содержит концентрацию компонента, рассчитанную с учетом известной концентрации стандартного компонента. В большинстве случаев относительная концентрация должна рассматриваться как аналог абсолютной концентрации, но полученной методом Внутреннего стандарта.  Применим при использовании любого метода градуировки.

Концентрация компонента вычисляется по формуле:

C'i = Wi(Ri) / Ve = Wi(Ri) * Cs / Ws(Rs),

где Ve = Ws(Rs)/Cs - эффективный объем введенной пробы (более подробно смотрите градуировка методом Внутреннего стандарта ).

Значение концентрации стандартного компонента Cs вводится пользователем. Итоговая величина для столбца относительной концентрации не включает значение концентрации стандартного компонента, поскольку считается, что компонент внутреннего стандарта введен в анализируемую пробу искусственно.


Относительная концентрация %
Процент относительной концентрации

Процент относительной концентрации отличается от процента концентрации тем, что стандарт не учитывается при суммировании, так что сумма всех концентраций за исключением стандарта равна NORM.

Итоговая величина для столбца равна NORM для основной таблицы и сумме концентраций компонентов группы для групповой таблицы.


концентрация %
Процент концентрации

Столбец Процент концентрации содержит нормализованную концентрацию:

Ci% = NORM * Wi(Ri) / Σ(Wi(Ri)),

где NORM - коэффициент нормализации, введенный пользователем, по умолчанию равен 100. Итоговая величина для столбца равна NORM для основной таблицы пиков и сумме концентраций группы для групповой таблицы пиков.


Концентрация

Столбец содержит значения абсолютной концентрации, вычисленной по методу Внешнего стандарта):

Ci = Wi(Ri) / V'.

Итоговой величиной для столбца является сумма концентраций всех компонентов.


Тип компонента

Тип компонента обозначается однобуквенным кодом:

R - реперный пик,
S - стандартный компонент,
C - градуировочный стандарт в случае его отличия от расчетного,
? - соответствующий пик чересчур большой
! - концентрация находится вне заданных пределов.

Перед типом компонента может стоять информация о типе пика, например:

BD_	Пик, начинающийся на базовой линии (baseline, B) и отделенный от соседнего пика справа по перпендикуляру (drop line, D).

BBR	Пик-наездник (rider, R), отделенный от главного пика (horse, ВВН) по тангенте.

Полностью тип компонента может выглядеть так: BBD : !R.


Коэффициент емкости
Фактор емкости

Фактор емкости (коэффициент емкости, коэффициент удерживания) данного компонента равен отношению его скорректированного времени удерживания (ti-t0) к мертвому времени колонки t0:

K'i = (ti - t0) / t0

Итоговая величина для этого столбца равна фактору емкости для последнего пика хроматограммы.


Очередь
Что такое очередь

Очередь - это последовательность методов, которые будут запускаться и выполняться автоматически. Очереди служат для автоматизации работы с автосамплером и(или) серийными анализами.

В состав одной очереди могут входить разные методы. Кроме того, можно одновременно запустить несколько независимых (т.е. не использующих общие ресурсы) очередей

Последовательность анализов в очереди задается в форме Таблицы очереди.

Операции по редактированию и управлению очередями выполняются отдельным приложением в составе пакета "МультиХром 1.5х" - Редактором очередей.

Очереди хранятся на диске в виде «*.que» файлов и могут быть вызваны опцией меню Файл / Открыть / Очередь.


Таблица очереди

Таблица очереди задает последовательность анализов (методов), которые будут выполняться автоматически.
Информация  из Таблицы очереди изменяет соответствующие значения полей используемого Метода.

Таблица очереди содержит следующие столбцы:

Метод	файл метода, использующийся в данном анализе для сбора и обработки данных. В разных строках могут использоваться различные методы. Имя метода можно изменить командой Редактор/Изменить метод (пиктограмма [image]) или редактировать вручную.
Все файлы методов должны храниться в основной директории «Methods»!.

Заголовок	заголовок будущей хроматограммы. Автоматически заносится в паспорт хроматограммы при запуске анализа.

Флакон	номер позиции флакона в автосамплере. Значение автоматически заносится в паспорт хроматограммы при запуске анализа; не используется в версии "МультиХром 1.5х" для управления автосамплером.

Объем 	объем пробы в микролитрах. Значение автоматически заносится в паспорт хроматограммы при запуске анализа. Значение по умолчанию - 1 [мкл].

Разведение	произведенное разведение пробы до анализа. Значение автоматически заносится в паспорт хроматограммы при запуске анализа. Значение по умолчанию - 1.

Количество	количество вещества. Используется при концентрировании пробы как величина, обратная разведению, а также в качестве нормирующего множителя (в этом случае может иметь любую размерность). Значение по умолчанию - 1.

Кол-во внутр.станд.	концентрация вещества, используемого в качестве внутреннего стандарта в данном анализе. Значение по умолчанию - 100. Единицы размерности указываются в Таблице концентраций

Гр.точка	уровень градуировки для данного анализа. Нулевое значение уровня соответствует нормальному, а больше или равное 1 - градуировочному разделению. Если соответствующий уровень существует в Таблице концентраций используемого метода, при завершении хроматограммы его данные будут автоматически обновлены.

Инъекции	Число повторных инъекций одной и той же пробы. По умолчанию устанавливается значение 1  (для градуировочных хроматограмм другие значения не имеют смысла).

Выполнено	Признак исполнения. До запуска хроматограммы  значение равно 0. При запуске каждой последующей хроматограммы увеличивается на 1. Максимальное значение равно величине, установленной в ячейке «Инъекции» . Не редактируется.

Описание 1	Информация о пробе (поле «Инфо 1» паспорта хроматограммы, до 256 знаков).

Описание 2	Информация о пробе (поле «Инфо 1» паспорта хроматограммы, до 256 знаков).

См. также: 	Работа с очередями

Обработка пакетов хроматограмм


Работа с очередями
Работа с очередями.

Существует возможность автоматического запуска серии последовательных хроматограмм (очереди) без вмешательства оператора. Для этого необходимо заполнить таблицу Очереди.

1. Выберите пункт меню Файл/Открыть/Очередь. Если создается новая серия хроматограмм, введите имя файла (если требуется перезапустить старую очередь, выберите имя файла из списка) и нажмите [Enter]. Будет запущено специальное приложение «Редактор очередей»

2. Создайте и отредактируйте таблицу очереди.

3. Для запуска очереди на исполнение нажмите кнопку
    (или выберите пункт меню Управление/Запустить очередь).

4. После запуска Редактор очередей переходит в режим исполнения очереди.
    Каждая новая хроматограмма открывается в своем окне хроматограммы.
    По ее окончании происходит обработка данных в соответствии с используемым Методом
    и хроматограмма всегда записывается на диск.

См.также:  	Очередь


Пакеты хроматограмм

Пакет хроматограмм - это множество полученных ранее хроматограмм, над которыми требуется выполнить ряд одних и тех же операций (т.е. провести пересчет хроматограмм).

Как правило, в пакет объединяют хроматограммы, полученные одним методом. Если пакетный файл содержит хроматограммы, полученные разными методами, при пересчете они будут обработаны одним и тем же методом. При этом ответственность за достоверность получаемых результатов лежит на операторе.

Пакеты хроматограмм хранятся на диске в виде файлов с расширением «*.bar». По умолчанию файлы хранятся в той же директории, что и обрабатываемые хроматограммы.

Пакеты хроматограмм используются для следующих целей:

переразметка хроматограмм

обновление градуировки

изменение паспорта

изменение внешнего вида

вывод результатов анализа (отчет)

См. также:

Создание пакета хроматограмм

Пакетный пересчет

Редактирование пакета хроматограмм


Пакеты хроматограмм:создание
Создание пакета хроматограмм

Хранящиеся на диске хроматограммы могут быть пересчитаны за одну операцию помощью Пакетов хроматограмм.

Для создания пакета хроматограмм откройте диалоговое окно "Прочитать хроматограмму" (Файл / Открыть / Хроматограмму или иконка [image]), выберите с помощью мыши требуемые хроматограммы и щелкните по кнопке <В пакет>. На запрос системы введите имя очереди и нажмите  <OK>. Если такой файл уже существует на диске, будет выдано предупреждение.

После открытия очереди появится диалоговое окно «Пакетный пересчет»

В одну очередь можно включать хроматограммы, полученные разными методами, однако все хроматограммы будут пересчитаны лишь одним методом!

В пакет можно объединить только хроматограммы, хранящиеся в одной директории!


Окно «Пакетный пересчет»

Данное окно предназначено для управления процессом пересчета пакета хроматограмм.

Общие установки

Режим пересчета

Создание отчета

Кнопки:

<Пересчет>	Начинает пересчет в соответствии со сделанными установками

<Объединить>	Объединение всех хроматограмм пакета в одну многоканальную хроматограмму.

<Закрыть>	Закрытие окна «Пакетный пересчет».

См. также:

Как создать пакет

Редактирование пакета хроматограмм


Пересчет

Начинает пересчет пакета хроматограмм в соответствии со сделанными установками.


Объединить

Объединение всех хроматограмм пакета в одну многоканальную хроматограмму.


Закрыть

Закрытие окна «Пакетный пересчет».


Пакетный пересчет: общие установки

Использовать метод из файла для пересчета
выбор хроматограммы, метод которой будет использован для пересчета всего пакета. Хроматограмма-прототип выбирается в списочном поле справа.

<Открыть пример>	открытие хроматограммы, метод которой выбран в качестве прототипа. Данная функция удобна для просмотра и, возможно, коррекции метода из хроматограммы-прототипа.

<Открыть все файлы>
открытие всех хроматограмм пакета. После пересчета изменения будут внесены как в открытые хроматограммы, так и в их файлы на диске.

<Редактировать таблицу>
открытие Редактора очередей для изменения таблицы пакета хроматограмм

Пересчитать обычные
установите флажок, если требуется пересчитать обычные хроматограммы (анализ проб неизвестного состава)

Пересчитать градуировочные
установите флажок, если требуется пересчитать градуировочные хроматограммы (обновление градуировки). Можно выбрать оба типа хроматограмм.

Обновить файл метода в каталоге <METHODS>после пересчета
обновляет файл метода после пересчета пакета


Использовать метод из файла для пересчета

Выбор хроматограммы, метод которой будет использован для пересчета всего пакета. Хроматограмма-прототип выбирается в списочном поле.


Открыть пример

Открытие хроматограммы, метод которой выбран в качестве прототипа. Данная функция удобна для просмотра и коррекции метода из хроматограммы-прототипа.


Открыть все файлы

Открытие всех хроматограмм пакета. После пересчета изменения будут внесены как в открытые хроматограммы, так и в их файлы на диске.


Редактировать таблицу

Открытие Редактора очередей для изменения таблицы пакета хроматограмм


Пересчитать обычные

Установите флажок, если требуется пересчитать обычные хроматограммы (анализ проб неизвестного состава)


Пересчитать градуировочные

Установите флажок, если требуется пересчитать только градуировочные хроматограммы (обновление градуировки). Можно выбрать обычные и градуировочные хроматограммы одновременно.


Обновить файл метода в каталоге <METHODS>после пересчета

Обновление файла метода после пересчета пакета


Пакетный пересчет: режим пересчета

Переразметить	производит переразметку хроматограмм данного пакета. При запуске пересчета для редактирования будет вызвано диалоговое окно Параметры разметки

<Редактировать параметры разметки>
Вызов окна Параметры разметки для редактирования параметров и событий интегрирования.

Переградуировать.	производит переградуировку на основе градуировочных хроматограмм и в соответствии с содержащимися в методе хроматограммы-прототипа градуировочными данными и установками. Результирующая градуировка прикладывается ко всем обычным хроматограммам, если установлен флажок «Пересчитать обычные»

Схема по умолчанию	выбор схемы по умолчанию для процесса переградировки.
В этом случае устанавливаются два следующих флажка.

Забыть точки градуировки перед пересчетом
строит градуировку заново, полностью удалив результаты прежней. Если флажок сброшен, старая градуировка будет сохранена, но отдельные градуировочные точки будут обновлены в соответствии с установками таблицы пакета хроматограмм.

Приложить оконч. град. ко всем пересчитанным файлам
обновляет градуировку во всех пересчиттанных хроматограммах на конечную. Если флажок сброшен, все градуировочные хроматограммы будут содержать т.н. "историческую" градуировку, обычные хроматограммы будут содержать окнчательную градуировку, если установлен флажок «Пересчитать обычные»

Только пересчитать	пересчет хроматограмм с использованием параметров «Объем», «Разведение», «Количество», «Количество внутреннего стандарта» из таблицы пакета хроматограмм.
При установке этого флажка автоматически сбрасываются флажки «Переразметить» и «Переградуировать»
Операция «Только пересчитать» обычно проводится автоматически, если установлены флажки «Переразметить» или «Переградуировать».

Изменить паспорт	данная опция позволяет изменить паспорт в пересчитываемых хроматограммах пакета. Для этого требуется щелкнуть по кнопке <Редактировать паспорт> и внести необходимые изменения в паспорт хроматограммы. Паспорт берется из выбранной хроматограммы-прототипа.
В результате пересчета будут изменены только подвегнувшиеся редактированию поля паспорта.

Изменить вид хроматограммы
данная опция позволяет изменить внешний вид пересчитываемых хроматограмм пакета.
Параметры для пересчета можно установить с помощью кнопки <Редактировать вид>


Переразметить

Установите данный флажок для переразметки хроматограмм данного пакета. При запуске пересчета будет вызвано диалоговое окно Параметры разметки для редактирования параметров.


Редактировать параметры разметки

Вызов окна Параметры разметки для редактирования параметров и событий интегрирования.


Переградуировать.

Производится переградуировка на основе градуировочных хроматограмм и в соответствии с содержащимися в методе хроматограммы-прототипа градуировочными данными и установками. Результирующая градуировка прикладывается ко всем обычным хроматограммам, если установлен флажок «Пересчитать обычные»

Схема по умолчанию	выбор схемы по умолчанию для процесса переградировки.
В этом случае устанавливаются два следующих флажка.

Забыть точки градуировки перед пересчетом
строит градуировку заново, полностью удалив результаты прежней. Если флажок сброшен, старая градуировка будет сохранена, но отдельные градуировочные точки будут обновлены в соответствии с установками таблицы пакета хроматограмм.

Приложить оконч. град. ко всем пересчитанным файлам
обновляет градуировку во всех пересчиттанных хроматограммах на конечную. Если флажок сброшен, все градуировочные хроматограммы будут содержать т.н. "историческую" градуировку, обычные хроматограммы будут содержать окнчательную градуировку, если установлен флажок «Пересчитать обычные»


Только пересчитать

Пересчет хроматограмм с использованием параметров «Объем», «Разведение», «Количество», «Количество внутреннего стандарта» из таблицы пакета хроматограмм.
При установке этого флажка автоматически сбрасываются флажки «Переразметить» и «Переградуировать»
Операция «Только пересчитать» обычно проводится автоматически, если установлены флажки «Переразметить» или «Переградуировать».


Изменить паспорт

Данная опция позволяет изменить паспорт в пересчитываемых хроматограммах пакета. Для этого требуется щелкнуть по кнопке <Редактировать паспорт> и внести необходимые изменения в паспорт хроматограммы. Паспорт берется из выбранной хроматограммы-прототипа.
В результате пересчета будут изменены только подвегнувшиеся редактированию поля паспорта.


Редактировать паспорт

Данная кнопка вызывает для редактирования сокращенный вариант паспорта хроматограммы. В данном режиме имеет смысл редактировать только пустые поля паспорта. В результате пересчета будут изменены только подвегнувшиеся редактированию поля.


Изменить вид хроматограммы

Данная опция позволяет изменить внешний вид пересчитываемых хроматограмм пакета.
Параметры для пересчета можно установить с помощью кнопки <Редактировать вид>


Редактировать вид

Данная кнопка вызывает для редактирования диалоговое окно Вид


Пакетный пересчет: отчет

Напечатать отчет	выводит отчет по каждой хроматограмме очереди, в соответствии с  установками в диалоговом окне Опции отчета  использованного метода. Флажки «Пересчитать обычные» и «Пересчитать градуирровочные» позволяют напечатать отчет по выбранной группе хроматограмм.
Параметры отчетов устанавливаются с помощью кнопки <Редактировать опции отчета>


Пакеты хроматограмм: работа с файлами
Работа с файлами пакетов хроматограмм

Создание пакета хроматограмм

Как открыть пакет хроматограмм

Как сохранить пакет хроматограмм


Как открыть пакет хроматограмм
Как открыть существующий пакет хроматограмм

Файл/Открыть/Пакетный пересчет
этот пункт главного меню позволяет загрузить любой из существующих на диске пакетов хроматограмм.
Файлы пакетов хроматограмм хранятся в той же директории, что и входящие в пакет хроматограммы и имеют расширение «*.BAR».

 Файл/Открыть/Последний пакет
эта иконка или пункт главного меню позволяет открыть для пересчета последний редактировавшийся пакет хроматограмм.
Данная функция используется, если требуется временно закрыть текущий пакет (окно «Пакетный пересчет»).

Если редактор очередей запущен автономно (отдельно от основной программы mlcw15.exe) в режиме редактирования пакетов хроматограмм, для загрузки пакета с диска можно воспользоваться пунктом меню редактора Файл/Открыть. Для автономного запуска редактора в режиме редактирования пакетов хроматограмм в командной строке используется ключ «/b».


 Последний пакет

Открывает для пересчета пакет хроматограмм, редактировавшийся последним.
Данная функция используется, если требуется временно закрыть текущий пакет (окно «Пакетный пересчет»).


Как сохранить пакет хроматограмм

Сохранение пакета хроматограмм выполняется из меню Файл редактора очередей.

 Файл/Сохранить и выйти
сохранение изменений текущего пакета в файл «*.BAR», закрытие редактора и возвращение в окно «Пакетный пересчет».

 Файл/Сохранить
сохранение текущего пакета в файл «*.BAR» без закрытия программы редактора.

Файл/Сохранить как
сохранение текущего пакета хроматограмм под новым именем.
Данный пункт меню доступен только в автономном режиме работы редактора.


Пакетный пересчет:
Редактор пакета хроматограм

Для редактирование таблицы пакета хроматограмм используется специальное приложение - Редактор очередей, запускаемое в режиме редактирования пакета.

В режиме редактирования таблицы пакета хроматограмм активны следующие пункты меню:

Меню Файл	файловые операции

Меню Редактор	операции редактирования таблицы очереди.
Меню доступно в режиме редактирования очереди или пакета хроматограмм.

Меню Справка	вызов контекстно-чувствительной справочной системы.


Редактор пакета хроматограмм: меню Редактор

Вернуть	отменяет последнее действие.

Удалить строки	удаляет строки с выделенными ячейками.

Увеличить по порядку	увеличивает на 1 значения в выделенных ячейках столбца (сверху вниз). Применимо для столбцов «Title», «Vial», «Level». «Sample Info 1»,«Sample Info 2». При отсутствии какого-либо значения в столбцах «Vial» и «Level» ввод значений начинается с 0. В остальных столбцах процедура выполняется только при наличии числа в последней позиции строки в верхней ячейке.

Размножить	вводит в выделенные ячейки значения из соответствующих ячеек верхней строки.

Переставить строки	меняет местами первую и последнюю строки из выделенного диапазона.

Сохранить и выйти	сохраняет сделанные изменения, выходит из редактора очередей и возвращается обратно в окно «Пакетный пересчет».


Редактор пакета хроматограмм: меню Файл

 	Открыть	выбор файла ранее созданного пакета хроматограмм.
Команда доступна только при автономном запуске программы «Quebar»

Сохранить 	сохраняет текущий пакет хроматограмм.

Сохранить как	сохраняет текущий пакет хроматограмм под новым именем.
Команда доступна только при автономном запуске программы «Quebar»

Сохранить и выйти	сохраняет текущий пакет хроматограмм с последующим выходом из Редактора очередей.

Печать	Открывает окно «Печать»  для вывода таблицы очереди на принтер.

Выход	Выход из программы «Редактор очередей». Аналогичное действие происходит при нажатии [Alt]+[F4].


Пакетный пересчет: таблица пакета хроматограмм
Таблица пакета хроматограмм

Таблица пакета хроматограмм задает список файлов хроматограмм, которые будут пересчитаны автоматически, а также все необходимые для этого параметры.

Таблица пакета хроматограмм содержит следующие столбцы (к сожалению, в данной весии используются английские названия столбцов:

File name	имя файла хроматограммы

Method	файл метода, который использовался для сбора и обработки данных. В разных строках могут использоваться различные методы.

Title	заголовок хроматограммы. Заносится в паспорт хроматограммы при пересчете.

Vial	номер позиции флакона в автосамплере. Значение заносится в паспорт хроматограммы при пересчете.

Volume 	объем пробы в микролитрах. Значение заносится в паспорт хроматограммы при пересчете. Значение по умолчанию - 1 [мкл].

Dilution	произведенное разведение пробы до анализа. Значение заносится в паспорт хроматограммы при пересчете. Значение по умолчанию - 1.

Amount	количество вещества. Используется при концентрировании пробы как величина, обратная разведению, а также в качестве нормирующего множителя (в этом случае может иметь любую размерность). Значение по умолчанию - 1.

Internal standard amount	концентрация вещества, используемого в качестве внутреннего стандарта в данном анализе. Значение по умолчанию - 100. Единицы размерности указываются в Таблице концентраций

Level	уровень градуировки для данного анализа. Нулевое значение уровня соответствует нормальному, а больше или равное 1 - градуировочному разделению. Если соответствующий уровень существует в Таблице концентраций используемого метода, при завершении хроматограммы его данные будут автоматически обновлены.

Sample info 1	Информация о пробе (поле «Инфо 1» паспорта хроматограммы, до 256 знаков).

Sample info 2	Информация о пробе (поле «Инфо 1» паспорта хроматограммы, до 256 знаков).


Открыть
Открыть метод

Считывает новый  метод с диска.


Сохранить
Сохранить метод как

Записывает текущий  метод на диск. При этом можно записать метод под другим именем.


Окно хроматограммы
Окно хроматограммы.

Окно хроматограммы служит для показа хроматографической кривой в процессе сбора данных, а также во время или после их обработки. Каждое окно содержит одну хроматограмму. Может быть открыто одновременно несколько окон, однако для манипуляции данными пользователь должен перейти в  текущее окно.

Окно хроматограммы состоит из:

- Строки заголовка с названием окна и кнопками разворачивания/сворачивания окна.

- Строки  статуса процесса.

- Линеек горизонтальной и вертикальной прокрутки изображения.

- Собственно поля хроматограммы.

Масштаб хроматограммы может изменяться с помощью клавиатуры и мыши, а также через диалоговое окно  Оси / Меню Вид. Некоторые функции управления окном собраны в меню  Окно.


Клавиатура и мышь

С помощью мыши можно легко увеличить любой участок хроматограммы. Для этого нужно поместить курсор мыши в верхний левый угол выделяемой области, нажать левую кнопку и, удерживая её, переместить курсор мыши в правый нижний угол выделяемой области. После отпускания кнопки выбранная кнопка будет увеличена до полного окна.

В случае активного курсора (режим редактора пиков) правая кнопка мыши передвигает его с места на место. Для перехода в режим редактора пиков дважды быстро щелкните  правой кнопкой мыши.

Клавиатура позволяет изменять масштаб хроматограммы, как описано ниже.

См. также: Ручная разметка

Комбинация	Выполняемое действие

Курсор неактивен

[Вверх]	увеличение чувствительности по оси Y;

[Вниз]	уменьшение чувствительности по оси Y;

[Вправо]	растянуть хроматограмму по оси X;

[Влево]	сжать хроматограмму по оси X;

[Ctrl]+[Home]	автомасштабирование по оси X (показать все по Х);

[Ctrl]+[End]	автомасштабирование по оси Y (показать все по Y);
[Alt]+[V]	автомасштабирование по осям Х и Y (аналогично кнопке Показать все)

[Shift]+[Вверх]	сдвиг хроматограммы на 1/10 часть экрана вверх;

[Shift]+[Вниз]	сдвиг хроматограммы на 1/10 часть экрана вниз;

[PageUp]	увеличить расстояние между каналами хроматограммы

[PageDown]	уменьшить расстояние между каналами хроматограммы

[Z]	установка нуля по последней точке хроматограммы

В случае, когда видна только часть хроматограммы:

[Ctrl]+[Вправо]	переместиться вправо на одно окно (без изменения масштаба по Х и Y);

[Ctrl]+[Влево]	переместиться влево на одно окно (без изменения масштаба по Х и Y);

[Home]	показать начало хроматограммы (без изменения масштаба по Х и Y);

[End]	показать конец хроматограммы (без изменения масштаба по Х и Y);

[Z]	установка нуля по низшей точке участка хроматограммы

Курсор активен

[Z]	установка нуля в местоположении курсора

[Вправо]	переместить курсор вправо;

[Shift]+[Вправо]	быстро переместить курсор вправо;

[Влево]	переместить курсор влево;

[Shift]+[Влево]	быстро переместить курсор влево;

[Home]	переместить курсор в начало окна;

[End]	переместить курсор в конец окна;

[Shift]+[End]	установить начало окна в местоположении курсора

[Shift]+[Home]	установить конец окна в местоположении курсора


Курсор

Курсор - это вертикальная линия, пересекающая окно. Помогает изменять разметку на пики вручную, с помощью кнопок   редактора пиков.

Курсор может быть активирован клавиатурной комбинацией  [Alt]+[C], двойным щелчком правой кнопкой мыши или щелчком по кнопке "Ручная разметка" [image] в пиктографическом меню.

Движение курсора с помощью мыши

Можно передвигать курсор при нажатой правой кнопки мыши. Отпускание кнопки фиксирует курсор в новой позиции.

Управление курсором с клавиатуры

[Влево]	двигает курсор влево;

[Shift] +[ Влево] 	двигает курсор влево быстрее;

[Вправо]	двигает курсор вправо;

[Shift] + [Вправо]	двигает курсор вправо быстрее;

Home	передвигает курсор к началу окна;

End	передвигает курсор к концу окна


Редактор пиков
Ручная разметка

Для ручной коррекции результатов разметки на пики используется Редактор пиков.
Режим Редактора пиков включается:
клавиатурной комбинацией  [Alt]+[C],
двойным щелчком правой кнопкой мыши,
щелчком по кнопке "Ручная разметка" [image] в пиктографическом меню.

Если режим редактора пиков включен, в поле окна появляется вертикальная черта  курсора и ряд кнопок опций редактора.

Вы не можете редактировать разметку на пики, пока активна таблица компонентов. И наоборот, при включенном режиме редактора пиков таблица компонентов недоступна.

Кнопки и клавиши редактора пиков

Эти кнопки появляются в правой части хроматографического окна, когда активизирован курсор редактора.

См. также: клавиатура и мышь

Кнопка	Клавиатура	Выполняемое действие

(Мышь)

[Ctrl]+[Enter]	выбрать ближайшую точку пика;

[<-]+[Ctrl]+[Enter]	выбрать левую точку пика (слившиеся пики);

[->]+[Ctrl]+[Enter]	выбрать правую точку пика (слившиеся пики);

отмена последней операции.
При выходе из редактора пиков возможна отмена всех сделанных изменений.

выбрать начало пика, ближайшее к положению курсора

выбрать вершину, ближайшую к положению курсора

выбрать конец пика, ближайший к положению курсора

выбрать долину между соседними пиками, ближайшую к положению курсора

убрать выделение

[-]	установить новое положение выбранной точки пика;

[*]	слить соседние пики (объединить конец предыдущего и начало следующего пика);

[+]	стереть границу соседних пиков (объединение пиков);

[/]	расщепить (разделить) пик на два;

[Ins]	создать новый пик с вершиной на месте курсора;

[Del]	стереть выбранный пик;

стереть все пики слева от выбранной точки

стереть все пики справа от выбранной точки

ПК	[->], [<-] 	перемещение курсора вправо или влево

[Shift] + [->]	быстрое перемещение курсора вправо

[Shift] + [<-]	быстрое перемещение курсора  влево


Меню Пик

Данное меню содержит все функции редактора пиков и появляется в главном меню только когда редактор пиков активизирован.

Тем не менее, в работе более удобно использовать пиктографическое меню редактора пиков, а также "быстрые клавиши":

Пункт меню	Иконка	"Быстрая	Выполняемое действие
клавиша"

Отмена	нет	отмена последней операции

Вставить пик	[Ins]	вставка пика на месте курсора

Удалить пик	[Del]	удаление выбранного пика

Выбрать ближайшую точку

нет	[Ctrl]+[Enter]	выбирает ближайшую к курсору 	точку (начало, вершину, конец или долину) и выбирает пик

Выбрать начало пика	нет	выбирает ближайшую к курсору точку начала пика и выбирает пик.

Выбрать вершину пика	нет	выбирает ближайшую к курсору вершину пика и выбирает пик.

Выбрать конец пика	нет	выбирает ближайший к курсору конец пика и выбирает пик

Выбрать долину	нет	выбирает ближайшую к курсору долину между пиками

Снять выделение пика	[Esc]	снимает выделение пика

Перенести  выбранную точку

[–]	передвигает выбранную точку пика в позицию курсора.

Объединить пики	[+]	Объединяет два соседних пика в один пик.

Сделать соседями	[*]	Объединяет начало предыдущего и конец следующего пика в точке нахождения курсора.

Расщепить пик	[/]	Расщепляет пик на два в позиции курсора.

Уничтожить все пики слева

нет	Уничтожает все пики слева от позиции курсора.

Уничтожить все пики справа

нет	Уничтожает все пики слева от позиции курсора.

Скопировать в буфер	нет	нет	Копирует хроматограмму в текущем окне в буфер обмена.


Главное меню

Меню Файл

Меню Редактирование

Меню Таблица	замещает меню Редактирование, если активна таблица компонентов

Меню Пик	замещает меню Редактирование, если активен редактор пиков

Меню Вид

Меню Измерение

Меню Обработка

Меню Метод

Меню Настройка

Меню Окно

Меню Подсказка (?)


Меню таблица

Меню таблица замещает меню Буфер в случае, если открыта Таблица компонентов


Меню Файл

Открыть

Сохранить

Импортировать

Экспортировать

Закрыть

Удалить

Новый метод

Печать

Просмотр

Настройки принтера

Страница

Выход


Меню Файл: Открыть

Хроматограмму	Выбор и открытие выбранных файлов хроматограмм (*.chw).

Метод	Выбор и открытие файла метода (*.mtw).

Пакетный пересчет	Выбор и открытие пактного файла (*.bar).

Последний пакет	Открытие пакета хроматограмм, который редактировался последний раз (*.bar).

Очередь	Выбор и открытие существующего файла очереди или создание нового (*.que).


Метод: открыть
Открыть метод

Данная функция открывает файл метода.

Может быть выбран любой метод из расположенных на диске. По умолчанию файлы методов хранятся в директории «Methods», хотя могут использоваться и любые другие каталоги.

См.также: функции контекстного меню


Метод: сохранить
Сохранить метод

Данная функция сохраняет файл метода текущего окна хроматограммы

Метод может быть сохранен под тем же или другим именем, в той же или другой директории.

Текущее имя метода указывается в заголовке окна хроматограммы. Если метод был изменен оператором, после имени метода появляется звездочка.

См.также: функции контекстного меню


Пакетный пересчет: открыть
Открыть пакетный пересчет

Данная функция открывает файл пакета хроматограмм.

Может быть выбран любой файл из расположенных на диске. Файлы пакетов имеют расширение «*.BAR» и по умолчанию хранятся в той же директории, что и входящие в пакет хроматограммы.


Меню файл: сохранить

Хроматограмму	сохранение текущей хроматограммы

Метод


Новый метод

Чтение метода с диска (с целью его модификации и записи под новым именем).

См.также: функции контекстного меню


Удалить
Удалить хроматограмму

Данная опция закрывает текущее окно и удаляет текущую хроматограмму с диска. Предварительно запрашивается подтверждение у пользователя.


Закрыть

Данная команда закрывает текущее окно хроматограммы. Если хроматограмма не была записана на диск или изменился метод обработки, система предложит записать хроматограмму.

Можно воспользоваться также комбинацией клавиш [Alt] + [F3].

Для закрытия всех активных окон можно воспользоваться опцией Окно / Все закрыть.


 Открыть хроматограмму
(Файл/Открыть/Хроматограмму)

По этой команде открывается диалоговое окно, содержащее список файлов текущего каталога Для текущего файла хроматограммы можно посмотреть паспортные данные или внешний вид хроматограммы.   Используйте  клавиши стрелок  для перемещения по списку и клавишу [пробел]   для  выбора  требуемых файлов из списка  и затем нажмите кнопку <OK> или клавишу  [Enter] для подтверждения. Более удобно операции выбора выполняются с помощью мыши.

Основные поля паспорта хроматограммы:

Имя	шаблон имени файла типа "*" и "?".

Отмечено:	информация о числе выбранных пользователем  файлов и их суммарном размере.

Каталог	информация о рабочем каталоге

Каталоги	позволяет изменить рабочий каталог или дисковод

Файл:      Имя:       Метод:	поле со списком файлов текущего каталога. Содержит также имя  метода и заголовок хроматограммы

Описание хроматограммы 	описание хроматограммы состоит из двух страниц:

Паспорт 	выборочная информация из  Паспорта хроматограммы

Вид	внешний вид хромтограммы

Кнопки:

<OK>	загружает с диска все выбранные хроматограммы, каждую в своем окне

<Отмена>	закрывает окно без каких-либо действий

<В пакет> 	формирует из выбранных хроматограмм очередь для дальнейшей пакетной обработки

<Копировать>	копирует выбранные файлы в указанную директорию

<Переместить>	перемещает выбранные файлы в указанную директорию

<Удалить>	удаляет выбранные файлы с диска


Как копировать, удалять, перемещать хроматограммы
Как копировать, удалять, перемещать файлы

Файлы хроматограмм, выбранные в диалоговом окне «Открытие хроматограммы», могут быть удалены с диска, а также скопированы или перемещены на другое место.

Откройте окно «Открытие хроматограммы», щелкнув по иконке [image] или выбрав опцию Файл/Открыть/Хроматограмму.

Выберите требуемые файлы.
Для выделения нескольких файлов подряд нажмите [Shift] и, удерживая ее, выделите требуемые файлы с помощью мыши или клавиш управления курсором.
Для выделения нескольких файлов в произольном порядке нажмите клавишу [Ctrl] и, удерживая ее, выделите файлы с с помощью мыши или клавиши [Пробел].

Щелкните по кнопке нужной операции (<Копировать>, <Переместить>, <Удалить>)

Операции с хроматограмами можно также проводить, используя функции контекстного меню


Записать хроматограмму

По этой команде программа предложит записать текущую хроматограмму в файл на диске. При этом вместе с данными будет полностью записан метод сбора и обработки данных, включая описание, разметку на пики и градуировку.

Имя хроматограммы формируется автоматически, исходя из даты и времени запуска анализа. Использующаяся система формирования имени файла обеспечивает нормальную работу системы до 2024 года.

Если хроматограмма уже имеется на диске, появится сообщение:

хххххххх.chw  уже существует. Переписать?

Если Вы желаете ликвидировать старую копию хроматограммы и оставить только последний вариант, выберете Да.
При нажатии Нет хроматограмма будет записана в новый файл при сохранении предыдущей копии неизменной. Новый файл при этом появляется в списке перед старым.
Нажатие кнопки Отмена прервет операцию записи.


Импортировать хроматограмму

Позволяет импортировать хроматограммы, записанные  в формате   МультиХром для DOS, HyperData, ЭнвайроХром, AIA, LongInteger (целочисленный четырехбайтовый формат), а также текстовом виде.


Экспорт хроматограммы
Экспортировать хроматограмму

Экспортирует "сырые" данные из программы  в следующие форматы:

AIA (*.cdf) 	формат  Analytical Instrument Association.

текстовый 	текстовый (ASCII) формат


Экспорт хроматограммы: текстовый формат

Экспорт хроматографических данных в ASCII файл (*.txt)

Представить данные как:	нижеследующие параметры определяют формат выводимых данных

Рабочие единицы (десятичн.)	Данные по оси ординат выражены в принятых физических единицах (как на хроматограмме)

Значения АЦП (целые)	Данные по оси ординат выражены в дискретах АЦП (в битах)

Включить время выхода:	установите этот флаг, если требуется добавить столбец времени для каждой точки, и выберите требуемый формат чисел.

В секундах (с плав. точкой)

Как номер точки

Помимо собственно данных, текстовый файл также включает заголовок, содержащий:

полное число точек хроматограммы (cycles);

временной интервал между точками (cyctime);

величину дискрет АЦП в заданных физических единицах (coef);

заданные физические единицы (units).


 Просмотр

Предварительный постраничный просмотр отчета на экране.

Отчет выдается в соответствии с установками диалогового окна «Опции отчета»

Для перехода между страницами можно воспользоваться клавишами [PgUp] и [PgDn] или линейкой вертикальной прокрутки.


 Печать хроматограммы

Производит печать рисунка хроматограммы на устройство вывода (принтер или в файл).

Перед печатью вызывается стандартное окно Windows «Печать» («Print»), позволяющее:
выбрать принтер (любой из числа установленных в системе),
задать требуемое число копий,
настроить специфические параметры принтера.
записать двоичную копию отчета (в виде команд выбранного принтера) в файл.


Конфигурация принтера
Настройки принтера

Данное окно позволяет выбрать текущий принтер (один из принтеров, установленных в операционной среде Windows), установить стандартные настройки принтера, такие как размер, источник и ориентация бумаги.

Более тщательная настройка конфигурации принтера возможна с помощью кнопки <Properties> (<Свойства>). При этом вызывается специальное диалоговое окно. Вид окна и доступные настройки определяются типом принтера и типом его драйвера.


Разметка страницы

Дает возможность установить поля печати, а также размер рисунка хроматограммы и размер градуировочного графика при выводе отчета на принтер. Данная опция доступна также из диалогового окна Опции отчета

Единицы измерения	выбор единиц измерения (дюймы или сантиметры).

Поля страницы	верхнее, нижнее, левое и правое поля страницы

Размер рисунка хроматограммы	размеры рисунка хроматограммы при выводе отчета

Размер графика градуировки	размеры графика градуировки при выводе отчета

<Читать основные>	прочитать параметры страницы принятые по умолчанию

<Записать как основные>	сохранить текущие параметры страницы как параметры по умолчанию

Параметры данного диалогового окна сохраняются в методе и хроматограмме


Выйти

Выбрав эту опцию меню, Вы завершаете работу с программой "МультиХром". Если Вы забыли записать одну или несколько хроматограмм, программа напомнит об этом.


Меню Буфер

Копирует содержимое активного окна в буфер обмена.

Эта опция позволяет скопировать рисунок хроматограммы или выделенную часть отчета в буфер обмена Windows для последующего использования в таких программах как WinWord, Excel, Lotus 1-2-3  и т.д.


Меню Измерение

Открыть метод и запустить	загружает новый метод для запуска. После считывания метода появляется диалоговое окно  Сбор данных.

Приостановить хроматограмму	позволяет временно остановить хроматограмму в аварийной ситуации, с возможностью ее продолжения. При этом не выполняются действия по обработке, предусмотренные в методе по окончании хроматограммы. Если идет очередь, она тоже приостанавливается.

Продолжить хроматограмму	возобновляет сбор данных после  остановки хроматограммы. Как правило, хроматограмма в точке остановки "портится". Если ход   очереди был приостановлен, она также продолжается.

Перезапустить метод	перезапускает текущий метод. При этом данные прошлой хроматограммы стираются из памяти.

Внешний старт	эмуляция нажатия кнопки внешнего запуска хроматограммы

Продлить! (+2мин)	быстро увеличивает продолжительность хроматограммы на 2 минуты

Завершить хроматограмму	заканчивает сбор данных и проводит действия по обработке хроматограммы

Приостановить очередь	останавливает выполнение очереди после окончания текущей хроматограммы

Продолжить очередь	продолжает выполнение очереди с прерванного места


 Открыть метод и запустить

Эта операция предлагает выбрать метод сбора и обработки данных из текущего каталога методов. После считывания метода программа открывает новое окно хроматограммы и предлагает модифицировать группу параметров диалогового окна Запуск анализа. В данном диалоговом окне имеется несколько диалоговых листов, входящих в состав Паспорта и Установок метода:

Общее

Проба

Элюент

Измерение

Обработка

Хроматограмма запускается щелчком по кнопке ОК или нажатием [Enter].

.


 Приостановить  хроматограмму

Позволяет временно остановить сбор данных в аварийной ситуации, с возможностью  продолжения с места остановки хроматограммы. При этом не выполняются действия по обработке, предусмотренные в методе по окончании хроматограммы. Если идет очередь, она тоже приостанавливается.

См.также: Продолжить хроматограмму


Продолжить хроматограмму

Возобновляет сбор данных после  остановки хроматограммы. Как правило, хроматограмма в точке остановки "портится". Если ход   очереди был приостановлен, он также продолжается.


Закончить хроматограмму
 Завершить хроматограмму

Останавливает сбор данных до истечения установленной продолжительности хроматограммы. В этом случае выполняются все операции, предусмотренные в диалоговом окне Обработка.


 Перезапустить метод

Перезапускает текущий метод. Перезапустить можно и снятую ранее хроматограмму, предварительно считав её с диска. При этом все данные  из прошлой хроматограммы стираются в памяти компьютера, поэтому не забудьте записать ее на диск!

При перезапуске появляется то же диалоговое окно, что и в случае операции  Открыть метод и запустить .


 Внешний старт

Данная опция эмулирует нажатие кнопки «Внешний запуск» и запускает анализ, если метод запущен и находится в режиме контроля базовой линии.


Продлить! (+2 мин)

Данная опция позволяет быстро увеличить продолжительность хроматограммы в аварийном случае, когда заказанное время на исходе, без редактирования поля «Продолжительность» в паспорте хроматограммы.


Меню Вид

Вид

Все по горизонтали

Все по вертикали

Всё

Автомасштабирование 	включить или выключить "режим самописца",

Компенсация дрейфа	позволяет компенсировать монотонный дрейф базовой линии хроматограммы

Очередь	данная опция становится доступна только если идет очередь хроматограмм


Вид
 Вид	(Меню Вид / Вид)

Эта опция из меню Вид открывает окно, состоящее из следующих диалоговых листов:

Оси хр-мы

Метка пика.

Выбор канала

Цвета

 Уст. все	данный флажок позволяет применить сделанные для текущей хроматограммы установки ко всем открытым окнам хроматограмм. Данная опция полезна для быстрого приведения всех открытых хроматограмм к одному масштабу.

Для быстрого доступа к данному диалоговому окну служит пиктограмма [image].


Оси хроматограммы.

Ось Х

Единицы 	выбор единиц удерживания по оси абсцисс

 X от	начало окна по оси X

 X до	конец окна по оси X

Ось Y

Y от	начало окна по оси Y. Параметр доступен, если используются абсолютные метки

Y до  	конец окна по оси Y

     Метки

 Нет	метки вдоль оси Y отсутствуют. В верхней части шкалы ставится одна метка для информации о выбранном масштабе. Данный режим используется по умолчанию

 Относительные	метки вдоль оси Y являются относительными, т.е. положение хроматограммы сдвинуто по оси Y таким образом, чтобы компенсировать постоянную составляющую сигнала детектора.

 Абсолютные	метки вдоль оси Y являются абсолютными, т.е. на хроматограмме отображается абсолютная величина сигнала детектора, с учетом ее постоянной составляющей.

 Показать все	масштаб по X и Y устанавливается таким образом, чтобы показать хроматограмму целиком.

 Компенсация дрейфа	компенсирует дрейф базовой линии хроматограммы таким образом, чтобы ее первая и последняя точки оказались на одной горизонтальной линии. Данная функция неактивна, пока идет хроматограмма.

 Сетка	проводит сетку из горизонтальных и вертикальных линий в окне хроматограммы.

 Уст. Все	данный флажок позволяет установить выбранный масштаб во всех открытых окнах хроматограмм.


Ось Х

Единицы 	выбор единиц удерживания по оси абсцисс

X от	начало окна по оси X

X до	конец окна по оси X


Ось Y

Y от 	начало окна по оси Y. Параметр доступен, если используются абсолютные метки

Y до  	конец окна по оси Y


Оси: метки

 Нет	метки вдоль оси Y отсутствуют. В верхней части шкалы ставится одна метка для информации о выбранном масштабе. Данный режим используется по умолчанию. Начало оси Y является относительным и определяется автоматически.

 Относительные	метки вдоль оси Y являются относительными, т.е. положение хроматограммы сдвинуто по оси Y таким образом, чтобы компенсировать постоянную составляющую сигнала детектора.

 Абсолютные	метки вдоль оси Y являются абсолютными, т.е. на хроматограмме отображается абсолютная величина сигнала детектора, с учетом ее постоянной составляющей.


Вид: флажки

 Показать все	масштаб по X и Y устанавливается таким образом, чтобы показать хроматограмму целиком.

 Компенсация дрейфа	компенсирует дрейф базовой линии хроматограммы таким образом, чтобы ее первая и последняя точки оказались на одной горизонтальной линии. Данная функция неактивна, пока идет хроматограмма.

 Сетка	проводит сетку из горизонтальных и вертикальных линий в окне хроматограммы.


Показать все

 Уст. Все	данный флажок позволяет установить выбранные параметры во всех открытых окнах хроматограмм.

Принимаются во внимание только параметры данной диалоговой страницы! Другие страницы могут иметь свои флажки.


Метка пика

Данный лист дает возможность выбрать тип метки, появляющейся над вершинами пиков на рисунке хроматограммы.

Метки пиков:

 Нет	метка и базовая линия не показываются

 Номер пика	номер пика (значение по умолчанию)

 Удерживание	время удерживания пика. Можно менять единицы удерживания из листа  Вид / Оси...

 Имя  компонента 	имя компонента из таблицы компонентов (появляется только если данный пик был идентифицирован).

 Имя+количество	имя и концентрация компонента

 Рисовать каждую точку хроматограммы
выключается функция аппроксимации хроматограммы в промежутках между точками

 Не соединять точки	показать отдельные точки хроматограммы (измерения АЦП), не соединяя их линиями.

Маркеры канала:

 При старте	маркеры каналов АЦП (их название) рисуются на хроматограмме в самом ее начале, под базовой линией.

 В углу	маркеры каналов АЦП перечисляются в правом верхнем углу

Другие опции:

 Базовая линия и пики	показывается базовая линия под пиками

 Засечки на базовой линии	ставятся засечки начала и конца каждого пика. Опция доступна, если установлен флажок «Базовая линия и пики».

 Метка всегда видна	если данная опция активна, метка пика будет всегда видна внутри окна хроматограммы, даже для пиков, не помещающихся в окне.
По умолчанию опция выключена и метка ставится всегда над вершиной пика.


Вид: метки пиков

 Нет	метка и базовая линия не показываются

 Номер пика	номер пика (значение по умолчанию)

 Удерживание	время удерживания пика. Можно менять единицы удерживания из листа  Вид / Оси...

 Имя  компонента 	имя компонента из таблицы компонентов (появляется только если данный пик был идентифицирован).

 Имя+количество	имя и концентрация компонента


Рисовать каждую точку

 Рисовать каждую точку хроматограммы
выключается функция аппроксимации хроматограммы в промежутках между точками


Не соединять точки

 Не соединять точки	показать отдельные точки хроматограммы (измерения АЦП), не соединяя их линиями.


Маркеры канала

 При старте	маркеры каналов АЦП (их название) рисуются на хроматограмме в самом ее начале, под базовой линией.

 В углу	маркеры каналов АЦП перечисляются в правом верхнем углу


Метки пика: флажки

 Базовая линия и пики	показывается базовая линия под пиками

 Засечки на базовой линии	ставятся засечки начала и конца каждого пика. Опция доступна, если установлен флажок «Базовая линия и пики».

 Метка всегда видна	если данная опция активна, метка пика будет всегда видна внутри окна хроматограммы, даже для пиков, не помещающихся в окне.
По умолчанию опция выключена и метка ставится всегда над вершиной пика.


Вид: цвета
Цвета

Данная страница позволяет настроить цвета фона, курсора, осей, а также цвет хроматографической кривой  для каждого канала хроматограммы. Внешний вид хроматогаммы показывается в центральной части окна.

Цветовая схема сохраняется в методе!

<Выбор»>	данная кнопка позволяет выбрать цвет для текущего элемента окна хроматограммы.

Список элементов окна хроматограммы приведен в левой части диалогового окна.

Ширина линии	данный параметр определяет ширину линии для осей и каналов хроматограммы. Ширина измеряется в % от высоты используемого для графиков шрифта.
Ширина линии элементов влияет на их представление как на экране, так и при выводе на принтер.

<По умолчанию>	данная кнопка записывает текущую схему цветов как схему по умолчанию.

<Загр.основные>	загружает схему по умолчанию


Выбор

Данная кнопка позволяет выбрать цвет для текущего элемента окна хроматограммы.


Цвет элемента

Данное поле показывает цвет текущего элемента окна


Элементы окна

Данное поле содержит список следующих элементов, которые допускают настойку цвета.

Нить	курсор

Фон	фон окна хроматограммы после запуска анализа

Базовая линия	базовая линия (отрезок между началом и концом пика)

Фон до старта	фон окна хроматограммы до запуска анализа, во время контроля базовой линии

Канал 1 - Канал N	каналы хроматограммы.


Контроль базовой линии

Если установлен дистанционный способ запуска, в окне хроматограммы после инициации будет идти базовая линия. При этом можно использовать клавиши управления курсором (стрелки) для изменения масштаба. Контроль базовой линии позволяет убедиться, что базовая линия стабилизировалась перед вводом пробы.

После старта хроматограммы (нажатия кнопки дистанционного запуска) эти данные будут потеряны.


Образец

Данная часть окна позволяет оценить получившуюся цветовую схему.


Ширина линии

Данный параметр определяет ширину линии для осей и каналов хроматограммы.

Ширина измеряется в % от высоты используемого для графиков шрифта.

Ширина линии элементов влияет на их представление как на экране, так и при выводе на принтер.


По умолчанию

Данная кнопка записывает текущую схему цветов как схему по умолчанию.

Схема по умолчанию используется при загрузке или запуске хроматограммы, если в методе отсутствуют установки цветов.


Загрузить основные

Данная кнопка загружает для текущей хроматограммы схему цветов по умолчанию.


Все по горизонтали

Показывает всю хроматограмму по оси X. Данная команда аналогична комбинации [Ctrl-Home] с клавиатуры.


Все по вертикали

Показывает всю хроматограмму по оси Y. Данная команда аналогична комбинации [Ctrl-End] .


Всё

Показывает всю хроматограмму как по горизонтали, так и по вертикали. Данная команда аналогична клавиатурной комбинации [Alt-V].

Имеется также специальная пиктограмма на панели инструментов.


Выбрать канал

Выбор видимых на экране каналов в  многоканальной хроматограмме.

Текущий канал	выбор текущего канала. Текущий канал используется для показа меток пиков.

Кнопки:

<Показать все>	выбрать все каналы хроматограммы.

<Скрыть все>	отмена выбора всех каналов.

Выбранные каналы выделяются цветом в списке.

См. также: Сводный канал (канал Total).


Текущий канал

Выбор текущего канала из списка. Текущий канал используется для показа меток пиков.


Показать все

Показать все каналы хроматограммы.


Скрыть все

Очистить список выбранных каналов .


Список каналов

Данное поле содержит список каналов. Выбранные каналы выделяются цветом и будут отображены на хроматограмме.


Автомасштабирование

Если линия хроматограммы выходит за пределы окна
1) вправо, то окно сдвигается на пол-экрана вправо;
2) вниз, то проводится процедура установки нуля;
3) вверх, то масштаб по вертикали увеличивается вдвое.

Выключив эту опцию, можно изменить масштаб любой части идущей хроматограммы.


Компенсация дрейфа

Функция "Компенсация дрейфа" позволяет компенсировать монотонный дрейф базовой линии хроматограммы


Меню Окно

Каскад	размещает все открытые окна в виде каскада.

Вертикальная мозаика	размещает все открытые окна в виде мозаики

Горизонтальная мозаика	размещает все открытые окна в виде мозаики

Упорядочить пиктограммы	упорядочивает  значки активных хроматограмм

Закрыть все	закрыть все активные окна хроматограмм

В нижней части меню расположен список открытых хроматограмм. Выбрав нужную, можно сделать это окно текущим. Свернутое окно хроматограммы при этом будет развернуто.

Для манипуляции с окнами удобно использовать соответствующие пиктограммы на панели инструментов.


Tile
Мозаика

позволяет расположить все открытые хроматограммы на экране в виде мозаики. Вид мозаики при этом зависит от количества открытых хроматограмм и выбранного горизонтального (горизонтальная мозаика)или вертикального (вертикальная мозаика) расположения окон.

Данная функция не затрагивает свернутые окна хроматограмм.


Cascade
Каскад

Данная опция размещает все открытые окна в виде каскада.

Данная функция не затрагивает свернутые окна хроматограмм.


Arrange icons
Упорядочить пиктограммы

Упорядочивает  значки свернутых хроматограмм.


Close all
Закрыть всё

Закрывает все активные окна хроматограмм. Если какие-либо хроматограммы не были записаны на диск, система сделает запрос на сохранение.


Options menu
Меню настройка

Интерфейсы

Шрифты

Защита

Блокировать систему

Глобальные настройки


Fonts
Шрифты

Система использует четыре разновидности шрифтов. От их выбора зависит правильное представление информации на экране и принтере. Вы можете менять эти шрифты по своему вкусу, исходя из установленного набора Вашей системы Windows. Все шрифты должны быть русифицированные.

Из всего набора установленных шрифтов используются только моноширинные, т.е. имеющие одинаковую ширину символов, шрифты.

Шрифт для диалогов	Этим шрифтом отображается информация во всех диалоговых окнах программы. Рекомендуется использовать экранный шрифт жирного начертания MS Dialog  размера 8 пунктов (советуем без нужды не менять этот шрифт).

Шрифт для отчетов	шрифт, которым будет выводиться отчет на экран или принтер, обычно выбирается нормальный шрифт  размером 10 пунктов.

Шрифт для таблиц	шрифт, которым будут напечатаны данные во всех таблицах в программе (не относится к представлению таблиц в отчете)

Шрифт для рисунков	выбор шрифта для надписей на рисунках (хроматограмма, градуировочная кривая и др.)

Если  русификация Windows  проведена некорректно, часть сообщений системы (например, об ошибках общего характера) может выдаваться в "нечитабельном" виде. Во избежание проблем со шрифтами рекомендуется установить русскую или пан-европейскую версию Windows-95!


Colors
Цвета

Позволяет определить цвета фона, курсора, осей, а также цвет хроматографической кривой  для каждого канала хроматограммы.


Security
Защита

В соответствии с требованиями  GLP  система "МультиХром" обеспечивает защиту  от несанкционированного доступа к программе  при помощью пароля. Каждый пользователь может получить свое имя, свой пароль и уровень доступа, определяющий набор доступных ему операций, в соответствии с его квалификацией и статусом.

Диалоговое окно Защита (меню Настройка) позволяет администратору системы редактировать список пользователей.

При запуске система запрашивает пароль пользователя через диалоговое окно  Пароль  и устанавливает имя пользователя и уровень доступа, соответствующее паролю. Данное имя автоматически включается в паспорт хроматограммы. Имя пользователя может быть изменено с помощью опции Замкнуть программу (меню Настройка).


Access level
Уровень доступа

Уровень доступа является частью защиты системы. Он устанавливается при запуске системы вместе с вводом имени пользователя через диалоговое окно Пароль .

Пользователь может иметь три уровня доступа:

Нормальный	позволяет модифицировать только основные параметры, защищает методы и данные от случайной модификации.

Расширенный	обеспечивает полный контроль над системой за некоторыми исключениями: пользователь не может изменить конфигурацию оборудования и уровень доступа для других пользователей. Рекомендуется для создания и модификации методов.

Администратор	это пользователь с наивысшим приоритетом доступа. Этот уровень устанавливается только при конфигурировании системы или изменении конфигурации. Администратор системы может также менять уровни доступа, имена и пароли других пользователей.


Блокировать систему

Эта опция позволяет закрыть доступ к системе ( через вызов диалогового окна  Пароль ). Используется для защиты данных в случае временной отлучки пользователя. Опция позволяет также сменить текущего пользователя системы.


System log on
Пароль

Это диалоговое окно появляется при запуске системы, а также при вызове опции  замкнуть систему. Пользователь должен ввести свой пароль и нажать  [Enter].

Имя пользователя и его уровень доступа будут найдены по паролю в списке пользователей. Допускается длина пароля до 6 знаков.


Help
Справочная система

Оглавление	оглавление справочной системы по программе "МультиХром"

Использование Справки 	основные правила пользования справочной   системой Microsoft Windows

Про программу	информационное окно об авторских правах и версии программы "МультиХром" и номере установленного в принтерный порт защитного ключа.
Если ключ установлен и исправен, будет выведен серийный номер ключа типа:  WXXXXX.


Start for beginners
Запуск хроматограммы

Вы приобрели систему "МультиХром", предназначенную для приема и обработки хроматографических данных. Несмотря на интуитивно понятный интерфейс программы, Вам понадобится время для практического освоения ее богатых возможностей. Тем не менее, если Вы провели инсталляцию системы в соответствии с рекомендациями Руководства пользователя, можно начать работать с программой,  выполнив минимум описанных ниже операций.

Но, прежде всего, прочтите Руководство пользователя для ознакомления с базовыми возможностями системы "МультиХром". В дальнейшем, по мере необходимости, Вы их будете постепенно осваивать.

Рекомендуется проводить освоение системы в несколько этапов:
- запуск только программы приема данных. Управление насосами или хроматографом   производится вручную;
- запуск и настройка системы управления насосами (хроматографом)
- создание метода, способного как управлять хроматографической системой, так и принимать   данные.

Запуск приема данных.

Как правило, система сбора данных поставляется уже настоенной на АЦП пользователя. Поэтому достаточно загрузить один из типовых методов, входящих в комплект инсталляционного пакета.

1. Прочитать требуемый метод с диска

Это можно сделать, выполнив команду Открыть метод из меню Хроматограмма. Выберете необходимый метод, пользуясь мышью или клавишами стрелок на клавиатуре. Имейте в виду, что в комплект Вашей системы входит набор стандартных методов в соответствии с ее конфигурацией. Например, если у Вас установлена плата АЦП7710 , в каталоге \MLCW\METHODS содержатся методы 7710_1.mtw, 7710_2.mtw и 7710_1&2.mtw, соответствующие приему данных по первому, второму и обоим каналам одновременно.

Вы можете также загрузить метод, прочитав необходимую хроматограмму с диска. При этом загруженный Метод будет  полностью идентичен методу, использованному при получении и обработке этой хроматограммы   (команда Открыть... из меню Хроматограмма).

2. Запустить загруженный Метод

Выполните команду Перезапустить из меню Измерение. В появившемся диалоговом окне введите Продолжительность хроматограммы (в минутах) и заполните бланк Запуск анализа.

Нажмите кнопку ОК.  Если выбрана внешняя синхронизация запуска, нажмите кнопку внешнего запуска. Если хроматограмма успешно стартовала, цвет окна изменится и Вы увидите бегущую хроматограмму.

После освоения операций запуска хроматограммы можно модифицировать группы параметров Измерение и Параметры обработки

Для изменения масштаба хроматограммы на экране пользуйтесь клавиатурой и мышью

Обе операции по чтению и запуску Метода можно совместить, выполнив команду Открыть метод и запустить из меню Измерение.

 Во время измерений существует возможность считывать хроматограммы с диска и повторно их обрабатывать, а также запускать другие хроматограммы, регистрируемые по незадействованным еще каналам АЦП.


АЦП "МультиХром" ADC7710b
АЦП  L241

Разрядность, бит	24

Разрешение, бит	20*

Количество каналов	2/4

Максимальная скорость сбора данных, изм/с	10/5

Диапазон входных напряжений, Вольт	+/-2.5

*Реальное разрешение АЦП, ограниченное шумами системы АЦП-кабель-хроматограф, в режиме сбора данных по двум каналам.

Данная плата базируется на микросхеме AD7710 производства фирмы "Analog Devices" и предназначена для хроматографических целей. Она может быть использована  с программой "МультиХром", обеспечивая возможность сбора данных по 2 или 4 входным каналам. Режим GLP обеспечивает надежное преобразование с частотой 10 Гц по двум каналам, мультиплексный режим обеспечивает скорость сбора данных 5 Гц по 4 каналам при несколько увеличенном уровне шумов.

На плате установлены два ряда контактных пар. Ряд 1 находится над серединой разъема, вставляемого в ЭВМ, ряд 2 - у конца разъема.

Ряд 1 задает уровень аппаратного прерывания, используемого платой:

1	3 (верхнее положение)
2	4
3	5
4	9
При работе с ПО МультиХром аппаратное прерывание не используется и перемычка
должна быть разомкнута.

Ряд 2 задает адрес базового порта платы:

1	308 (значение по умолчанию для первой платы)
2	318 (значение для второй платы)
3	338 (значение для третьей платы)
4	348 (значение для четвертой платы)

При установке в компьютер более, чем одной платы, перемычка должна быть переставлена в соответствующее положение и адрес установленного порта необходимо внести в поле Базовый адрес диалогового окна Device settings.

На плате находятся два 9-контактных разъема для подключения приборов. Их функции зависят от используемого режима. Верхний разъем соответствует каналу 1 (и 3-му каналу для 4-х канального режима). Нижний разъем соответствует второму каналу ( четвертому каналу для 4-х канального режима).

Сигналы на контактах входного разъема DB9:

1 - защитная земля основного аналогового канала

2 - основной аналоговый вход,  минус (-)

3 - дополнительный аналоговый вход,  минус (-) (обычно не используется)

4 - TTL вход 1 (в момент замыкания с контактным входом 5 генерируется условие "Внешнего старта" для основного канала)

5 - цифровая земля основного канала (подсоединена к земляной шине компьютера и НЕ ДОЛЖНА подсоединяться к земляной шине хроматографа.)

6 - защитная земля дополнительного аналогового канала

7 - основной аналоговый вход,  плюс (+)

8 - дополнительный аналоговый вход, плюс (+) (обычно не используется)

9 - TTL вход 2 (в момент замыкания с контактным входом 5 генерируется условие "Внешнего старта" для дополнительного канала)

Каналы 3 и 4 работают в режиме 4-х канального мультиплексного режима, при установке соответствующего драйвера.


АЦП ЛА-И24

В плате АЦП ЛА-И24 используется  микросхема типа AD7710, представляющая собой интегральный 24-разрядный аналого-цифровой преобразователь. Реализованный в микросхеме способ преобразования (дельта-сигма преобразование) исключает появление дифференциальной нелинейности и погрешностей, связанных с остаточными зарядами на интегрирующих конденсаторах, присущих другим типам АЦП.

Основные характеристики АЦП ЛА-И24.

Разрядность	24 бит

Динамический диапазон, не менее	20 бит

Собственный шум платы, тип.	1.6 мкВ

Интегральная нелинейность преобразования,  тип	0.0045%

Подавление синфазной помехи, не менее	-92 дБ

Количество каналов	2 или 3 (4 или 6)

Максимальная скорость сбора данных, изм/с	50

Диапазон входных напряжений	+/-2.5 В

Коэффициент усиления (программируемый)	1,2,4128

Входное сопротивление, не менее	100 МОм

Прочность оптронной изоляции	400 В

Потребляемый ток (+5 В), не более	270 мА

Выбор базового адреса ввода-вывода.

Базовый адрес ввода-вывода устанавливается перемычками в переключателе SA2.

По умолчанию используется адрес 320H:

Альтернативное значение адреса - 330Н:

Выбранный перемычками адрес порта ввода-вывода должен соответствовать установленному адресу порта в диалоговом окне "Настройка на АЦП"

Все разъемы для подключения аналоговых сигналов имеют одинаковую цоколевку:

1.	Аналоговый вход (-), дополнительный канал

2.	Аналоговый вход (+), дополнительный канал

3.	Аналоговая земля дополнительного канала (гальванически развязанная)

4.	Аналоговая земля основного канала (гальванически развязанная)

5.	Аналоговый вход (-), основной канал

6.	Аналоговый вход (+), основной канал

7.	Цифровая земля, соединена с землей IBM PC

8.	Сигнал синхронизации запуска всех каналов АЦП (только на разъеме ХР1)

1.	Сигнал синхронизации запуска основного канала АЦП (по низкому TTL уровню или замыканию на цифровую землю)


АЦП МультиХром ADC7710RS
АЦП МультиХром ADC7710

Этот АЦП  также базируется на микросхеме AD7710 производства фирмы "Analog Devices", но  собран в отдельном корпусе, со своим блоком питания. Блок  может быть установлен в непосредственной близости от хроматографов и соединяется двухпроводным кабелем с компьютером (через стандартный последовательный порт СОМ1 или СОМ2).

Исполнение АЦП в виде отдельного выносного блока имеет то преимущество, что позволяет установить компьютер на любом удалении (до десятков метров) от АЦП.

Основные характеристики блока аналогичны плате L241.

См.также: АЦП МультиХром-1.


АЦП МультиХром-1.

Блок АЦП МультиХром-1 является базовым для DOS-версии программы "МультиХром", но может использоваться и с программой МультиХром для Windows. Блок собран в отдельном корпусе, со своим блоком питания. Блок   устанавливается в непосредственной близости от хроматографов и соединяется двухпроводным кабелем с компьютером (через стандартный последовательный порт СОМ1 или СОМ2). В настоящее время не производится.

Основные характеристики блока.

Разрядность	16 бит
Число каналов	2, 4 или 8
Диапазон входного сигнала
     (определяется пользователем
      при заказе АЦП)	-100 мВ ... +1000 мВ (стандартный вариант)
-1 В ... +10 В
-10 мВ ... +100 мВ

Сигналы на входных  разъемах блока:

1 - Аналоговый вход (+)
2,3 - к кнопке дистанционного запуска (1-й контакт)
4 - Аналоговый вход (-)
5 - Аналоговая земля (экран)


АЦП Е-24

Выносной модуль Е-24 выпускается в двух- и четырехканальной модификациях, с независимым дистанционным запуском хроматограмм по каждому из каналов. Модуль соединяется с компьютером с помощью цифрового кабеля через порт RS232. Через этот же кабель осуществляется питание АЦП.

Разрядность, бит	24

Динамический диапазон, бит	20

Количество каналов	2 или 4

Скорость сбора данных, (изм/с)	10, 50, 60

Диапазон входных напряжений, Вольт	-2.5 до +2.5

Собственный шум платы, мкВ	1.6

Входное сопротивление, M	100

Питание: от последовательного порта или 12В постоянного тока.


Контекстные меню

Контекстные меню появляются при щелчке правой кнопкой мыши. Состав меню зависит от текущего диалогового окна.

Контекстными меню удобно пользоваться в следующих ситуациях:

1. 	Во всех диалоговых окнах, связанных с файловыми операциями, можно выполнять операции копирования, удаления, перемещения выбранных файлов.

1. 	В окне хроматограммы можно выбрать ряд функций меню Вид, а также вызвать редактор пиков.

2. 	В таблице компонентов можно добавлять или удалять компоненты.


Глобальные настройки

Данное окно содержит настройки, являющиеся общими для программы "МультиХром 1.5х". Все программы и методы будут использовать эти установки.

Все параметры собраны в группы.

Если выбран флажок «Режим GLP», ряд параметров окна устанавливаются автоматически

Перезаписывать файл данных

 Никогда	файл хроматограммы никогда не переписывается. Измененная хроматограмма всегда записывается в новый файл. Имя нового файла формируется из имени старого файла путем добавления единицы к последней цифре.

 Запрашивать	решение о перезаписи файла каждый раз принимает пользователь

 Всегда	система всегда перезаписывает существующие файлы хроматограмм, не спрашивая подтверждения.

Если метод изменен

 Молчать	измененный метод не сохраняется автоматически. Для записи метода используйте опцию меню  Файл/Сохранить/Метод

 Запросить запись	пользователь запрашивается о необходимости записи метода. При этом можно записать метод под новым именем.

 Переписать без запроса	измененный метод сохраняется автоматически.

Если метод на диске более свежий

 Запросить перезапись	если дисковая версия метода является более свежей, система делает дополнительный запрос о ее перезаписи.

 Перезаписать без запроса	более свежая версия метода будет перезаписана автоматически

Открытие хроматограммы

Игнорировать последний каталог данных
при установке этого флажка каждый раз при открытии хроматограмм будет использоваться директория для данных по умолчанию. В противном случае используется каталог, из которого последний раз считывались данные.

Режим GLP

Данный флажок включает набор установок в соответствии с требованиями GLP:

Перезаписывать файл данных	«Никогда»

Если метод изменен	«Запросить запись»

Если метод на диске более свежий	«Запросить перезапись»

Сохранение хроматограммы

 Совместимая калибровка	при установке этого флажка используется старый формат градуировочных данных. Это дает возможность читать хроматограммы в более старых версиях программы "МультиХром".

Единицы хроматограмы

Поток	выбор единиц для потока подвижной фазы: мкл/мин, мл/мин

Давление	выбор единиц для измерения давления: МПа, psi, бар, атм

 Печатать через буфер	при установке флажка вывод на принтер производится через буфер печати. При этом вывод на печать ускоряется.


Перезаписывать файл данных

Никогда	файл хроматограммы никогда не переписывается. Измененная хроматограмма всегда записывается в новый файл. Имя нового файла формируется из имени старого файла путем добавления единицы к последней цифре.

Запрашивать	решение о перезаписи файла каждый раз принимает пользователь

Всегда	система всегда перезаписывает существующие файлы хроматограмм, не спрашивая подтверждения.


Если метод изменен

Молчать	измененный метод не сохраняется автоматически. Для записи метода используйте опцию меню  Файл/Сохранить/Метод

Запросить запись	пользователь запрашивается о необходимости записи метода. При этом можно записать метод под новым именем.

Переписать без запроса	измененный метод сохраняется автоматически.


Если метод на диске более свежий

Запросить перезапись	если дисковая версия метода является более свежей, система делает дополнительный запрос о ее перезаписи.

Перезаписать без запроса	более свежая версия метода будет перезаписана автоматически


Открытие хроматограммы

Игнорировать последний каталог данных
при установке этого флажка каждый раз при открытии хроматограмм будет использоваться директория для данных по умолчанию. В противном случае используется каталог, из которого последний раз считывались данные.


Режим GLP

Данный флажок включает набор установок в соответствии с требованиями GLP:

Перезаписывать файл данных	«Никогда»

Если метод изменен	«Запросить запись»

Если метод на диске более свежий	«Запросить перезапись»


Сохранение хроматограммы

Совместимая калибровка	при установке этого флажка используется старый формат градуировочных данных. Это дает возможность читать хроматограммы в более старых версиях программы "МультиХром".


Единицы хроматограмы

Поток	выбор единиц для потока подвижной фазы: мкл/мин, мл/мин

Давление	выбор единиц для измерения давления: МПа, psi, бар, атм


Печатать через буфер

При установке флажка вывод на принтер производится через буфер печати. При этом вывод на печать ускоряется, а печать происходит в фоновом режиме.


GLP

Система GLP (Good Laboratory Practice) - это система Европейских лабораторных стандартов, и ведения документации, имеющая целью повысить надежность и воспроизводимость получаемых данных.

Применительно к системе "МультиХром 1.5х" это означает:

Полная конфигурация системы сбора и параметры обработки данных, также как и исходные данные, хранятся в одном файле. Это дает возможность полностью воспроизвести как сам анализ, так и результаты.

Встоенная система безопасности на основе пароля позволяет ограничить уровень доступа пользователя, в соответствии с его квалификацией.

Все полученные хроматограммы имеют штамп, состоящий из времени их запуска и порядкового номера. Данная информация не может быть изменена пользователем.

Программа имеет встроенные методы расчета для определения пригодности хроматографической системы и колонки.

Встроенные механизмы автоматического ведения  Журнала метода и Журнала данных для отслеживания всех изменений, внесенных в метод и хроматограмму.

См.также: 	Защита
Глобальные установки


Группы

Каждому компоненту в таблице компонентов может быть присвоена дополнительная характеристика - номер группы. По номеру группы компоненты могут объединяться в подмножества.

Для каждой группы компонентов создается дополнительная таблица пиков, в которую включены только пики, относящиеся к данной группе. Эти групповые отчеты следуют за сводным отчетом (содержащим информацию обо всех компонентах). Каждый из них содержит данные по одной группе.

В настоящей версии "МультиХром 1.5х" группы отличаются только номером и не могут иметь имена.


Как выполнить...

Как запустить хроматограмму

Как копировать, удалять, перемещать файлы хроматограмм

Как напечатать отчет

Как создать пакет хроматограмм

Как открыть существующий пакет хроматограмм

Как провести пакетный пересчет

Как запустить очередь

Как создать таблицу компонентов

Как создать таблицу концентраций


Как напечатать отчет

1. Откройте хроматограмму.

2. Установите требуемый масшаб хроматограммы.

3. Если требуется, настройте вид хроматограммы.

4. Вызовите диалоговое окно «Опции отчета» и, если необходимо, настройте параметры отчета. Для вывода отчета на притер отметьте флажок «Принтер»

5. Вызовите диалоговое окно <Страница> для установки полей и размров рисунка. Выбор типа принтера, размера и ориентации бумаги проводится в окне Файл/Настройки принтера.

6. Щелкните по кнопке <Просмотр>  для просмотра отчета на экране. Отчет показывается в графическом виде, в точном соответствии с принтерной копией.

7. Щелкните по кнопке <Отчет> для вывода отчета на принтер. Если требуется несколько копий или выборочная печать страниц, примите установки и закройте окно «Опции отчета», выберите опцию меню Файл / Печать.

Замечание: если принтер обладает высоким разрешением (более 300 dpi), линии графиков могут оказаться слишком тонкими. В этом случае можно уменьшить разрешение принтера или увеличить параметр «Ширина линии» в диалоговом окне «Цвета» для осей и каналов.


Как провести пакетный пересчет

Создайте новый пакет хроматограмм или откройте существующий (меню Файл / Открыть / Пакетный пересчет). Для открытия последнего редактировавшегося пакета можно воспользоваться опцией меню Файл / Открыть /Последний пакет (или иконкой [image])

В окне «Пакетный пересчет» выберите одну хроматограмму-прототип, чей метод будет использован для пересчета всех хроматограмм пакета.

Выберите тип хроматограмм (можно отдельно пересчитать только градуировочные или только обычные хроматораммы. Можно выбрать также оба типа хроматограмм).

Установите флажок «Обновить файл метода...». В этом случае дисковая версия метода будет автоматически обновлена в соответствии с результатами пересчета.

Установите флажок «Переразметить» если требуется переразметка хроматограмм. Можно изменить параметры интегрирования, щелкнув по кнопке <Редактировать параметры разметки>.

Установите флажок «Переградуировать» если требуется создать или обновить градуировку и выберите схему градуировки.

Если очищены флажки «Переразметить» и «Переградуировать», можно воспользоваться опцией  «Только пересчитать».

Установите флажок «Изменить паспорт» если требуется изменить какие-то поля паспорта, общие для всех хроматограмм пакета. Щелкните по кнопке <Редактировать паспорт> и внесите требуемые изменения.

Примечание: Некоторые параметры паспорта берутся из таблицы пакета хроматограмм и могут быть индивидуальными для каждой хроматограммы пакета.

Установите флажок «Изменить вид хроматограммы» если нужно изменить вид пересчитываемых хроматограмм. Щелкните по кнопке <Редактировать вид>, измените требуемые параметры.

Примечание: Все изменения будут сделаны в момент выхода из окна «Вид».

Установите флажок «Напечатать отчет» если требуется вывести отчет или просто изменить параметры отчета для всех хроматограмм пакета. Если параметры отчета должны отличаться от установок хроматограммы-прототипа, щелкните по кнопке <Редактировать опции отчета> и внесите требуемые изменения.

Для начала пересчета щелкните по кнопке <Пересчет>.


Как запустить очередь

1. Активируйте пункт меню Файл / Открыть / Очередь
В открывшемся окне выберите существующий файл очереди. Чтобы повторно запустить очередь, которая уже выполнялась, нужно сбросить ее текущее состояние.
Если ввести имя новой очереди, .будет запрошен метод, который будет использоваться для получения и обработки хроматограмм очереди.

2. Заполните или отредактируйте таблицу очереди.
Для каждого анализа должна быть создана своя строка. Обязательно должны быть введены параметры «Method», «Level».
В разных хроматограммах могут использоваться различные методы. Для смены метода используется функция «Изменить систему»
Обратите внимание на реальное соответствие параметров «Volume», «Dilution», «Amount», «Internal Standard Amount».
Остальные параметры являются чисто описательными и замещают при запуске соответствующие поля паспорта из используемого метода.

3. При редактировании удобно пользоваться пиктограммами редактирования
Строки можно вырезать, копировать, удалять, дублировать, размножить
Для отдельных столбцов можно пользоваться функциями Увеличить по порядку и размножить
Последнее действие можно отменить

4. Запустите очередь, щелкнув по иконке [image]. При этом редактор очередей перейдет в режим исполнения. Можно записать созданную очередь и выйти из редактора в основной модуль "МультиХром".


Как создать таблицу компонентов

Таблица компонентов создается на базе градуировочной хроматограммы

1.  Получите или загрузите с диска градуировочную хроматограмму.

2.  Проверьте и скорректируйте разметку хроматограммы на пики.

3.  Щелкните по пиктограмме [image] или выберите пункт Метод / Градуировка / Компоненты.
В нижней половине окна появится пустая таблица компонентов.

4.  Щелкните по кнопке <Добавить>. В таблице появится новый ряд.

5.  В столбец «Пик» введите номер пика на хроматограмме. Нажмите клавишу [Влево] или щелкните мышкой по другой клетке. Курсор скачком переместится на  вершину выбранного пика, в колонке «Время» появится его время удерживания.

6.  В колонку «Окно,%» введите ширину окна идентификации. Значение этого параметра обычно колеблется от 2% до 10% от заявленного времени удерживания данного компонента, в зависимости от типа Вашей хроматографической системы.

7.  В колонку «Имя» введите название компонента. По умолчанию система предлагает в качестве имени компонента его порядковый номер.
Все компоненты без имени будут исключены из таблицы по окончании ее редактирования!

8.  Аналогичным образом добавьте строки для всех остальных компонентов градуировочной смеси. Для компонентов с известными индексами удерживания заполните также графу «Индекс»

9.  Выберите 1-3 пика, которые будут отдельно стоящими или заведомо самыми большими в своем идентификационном окне, во всех последующих хроматограммах. Объявите их реперными, установив триггерный переключатель в графе «Ссылка» в состояние «Да». Установите для реперных пиков ширину окна идентификации вдвое большую, чем для остальных пиков.

10.  Для обозначения всех пиков, отсутствующих в градуировочной таблице, можно создать т.н. Универсальный компонент.

11.  Закройте таблицу компонентов, щелкнув по кнопке <ОК>. Можно отказаться от внесенных изменений, щелкнув по кнопке <Отмена>.


Как создать таблицу концентраций

Таблица концентраций может создаваться только на основе ранее созданной таблицы компонентов.

1.  Создайте таблицу компонентов

2.  Не закрывая таблицу компонентов, нажмите кнопку <Концентрации>.
(Если окно таблицы концентраций было закрыто, выберите команду Метод/Градуировка/Концентрации или пиктограмму [image]).
Откроется окно «Таблица концентраций».

3.  Далее в таблицу необходимо добавить столько столбцов, сколько градуировочных точек предполагается использовать для получения градуировочной  характеристики.
Щелкните мышкой по кнопке <Добавить>. Откроется окно «Добавить точку».
Введите номер градуировочной точки
Заполните его концентрациями компонентов в соответствующей градуировочной пробе
Если концентрации всех компонентов одинаковы, введите значение в поле  «Одинаковые конц. для всех комп-тов».
Можно заполнить новый уровень значениями концентраций с любог существующего уровня. Для этого установите флажок «Копировать концентрации точки» и выберите номер уровня, с которого будут копироваться концентрации.

4.  Аналогично создайте и заполните для каждой градуировочной смеси, которую Вы будете использовать. Если требуется сделать несколько анализов одной и той же пробы, создайте по одному уровню на каждую хроматограмму образца.

Если уровень градуировки не содержит информацию о высоте или площади соответствующего пика, такой уровень считается пустым и не используется для расчетов по данному компоненту!